400 Adolf Basler: 



Die Bestimmung wird natürlicherweise um so genauer, je ähn- 

 licher von vornherein die Farbe der sichtbar werdenden Fingerteile 

 ist. Aus diesem Grunde ist mitunter einiges Probieren erforderlich, 

 namentlich dann, wenn die Finger gegen den Nagel hin röter werden. 

 Aber durch entsprechendes Hin- und Herschieben der Hand gelingt 

 es immer, solche Stellen zu finden, dass beide dem beobachtenden 

 Auge erkennbaren Gesichtsfelder in der Farbe genau übereinstimmen. 

 Dann ist man für die kleine Mühe aber auch reichlich belohnt, 

 denn es lässt sich so der geringste Farbenunterschied überraschend 

 leicht feststellen. 



Genauigkeit des Apparates. 



Um zu ermitteln, mit welcher Genauigkeit die Bestimmungen 

 vorgenommen werden können, führte ich mehrere Versuchsreihen 

 aus. Dabei blieb die untersuchte Hand in dem Apparat ruhig 

 liegen, und es wurden ziemlich schnell nacheinander 20 Bestimmungen 

 gemacht. Zur genaueren Ablesung wurden bei diesen Versuchen 

 die beiden Quecksilbermanometer durch zwei mit Wasser gefüllte 

 ersetzt. 



Bei der ersten Versuchsreihe betrug der mittlere Fehler für die 

 einzelne Beobachtung + 13,4 mm; als mittleren Fehler des Mittel- 

 wertes berechnete ich + 3,36 mm. Bei den späteren Versuchen 

 wurde aber das Ergebnis wesentlich besser , so dass der mittlere 

 Fehler des Mittelwertes nie grösser als ± 2 mm Wasserdruck wurde. 



Als Beispiel sei auf S. 401 ein solcher Versuch in Tabellenform 

 angeführt. 



Dass der Fehler in der ersten Reihe nicht unbeträchtlich grösser 

 war als in allen folgenden, liegt wohl an der mangelhaften Übung. 



In einer weiteren Reihe von Beobachtungen suchte ich festzu- 

 stellen, mit welcher Genauigkeit der Apparat arbeitet, wenn die 

 Bestimmungen nach der v. Recklinghausen' sehen Art ausgeführt 

 werden. Es wurde also der Druck über dem einen Finger so lange 

 erhöht, bis derselbe deutlich hell wurde, dann musste der Druck 

 langsam sinken, und sobald die Farbe des Fingers wieder mit der 

 des Vergleichsfingers übereinstimmte, wurde der Druck abgelesen. 



Hierbei betrug der mittlere Fehler des Mittelwertes + 1,21 mm; 

 demnach ist auch bei dieser Art der Untersuchung, was die Ein- 

 stellung anlangt, die Genauigkeit eine ganz ähnliche. 



