Über die Dikrotie des Arterienpulses etc. 419 



öffnungs-)Stromstoss erhielt also jedesmal bei seiner 

 Passage durch das Druckmantelrohr einen kurz- 

 währenden Druckzuwachs durch die erfolgende 

 Pression der Schlauch wand. Die richtige Einstellung dieser 

 „Pression" auf das Ende der Systole wurde vor jedem Versuch mit 

 Hilfe eines einige Zentimeter stromabwärts vom Druckmantelrohr ein- 

 zufügenden Drucksteigrohres kontrolliert. Bei nachfolgender Puls- 

 schreibung wurde dann das Steigrohr wieder entfernt. In der Ab- 

 bildung meiner Apparatanordnung (Fig. 1) ist daher das Steigrohr 

 fortgelassen. 



Um die Pression des Mantelrohrinnendruckes graduell ab- 

 schwächen und verstärken zu können, ging von dem Ballonschlauch 

 mittelst T-Rohres rechtwinkelig ein Schlauchstück ab, welches einen 

 endständigen Luftabschlusshahn trug. Dieser ermöglichte es, die 

 im Ballon entstehenden Luftkompressionsstösse variabel einstellbar 

 nach aussen entweichen zu lassen und so abzuschwächen. Ich 

 bedurfte einer abgeschwächten Pressionswirkung bei diesen sphygmo- 

 graphischen Untersuchungen, um die Schleuderung des Fühlhebels 

 möglichst zu vermeiden, die bei zu starker Pressionswirkung sich ein- 

 stellt. Es tritt daher in den folgenden Kurven die Pressionswirkung 

 auf die primäre Welle, somit auf die Höhenzeichnung der anakroten 

 Kurvenscbenkel, bei diesen Versuchen überhaupt in den Hinter- 

 grund. 



Mein D u d g e o n - Sphygmograph war auf einen 3V2 Pfund 

 schweren Bleiklotz montiert und hatte genügende Stabilität, um 

 Unverrückbarkeit bei den Aufnahmen zu garantieren. An der 

 Pelotte des Sphygmographen war ein 7 cm langer Stahldraht an- 

 gelötet, der, leicht geneigt zur Tischebene, bequem rechtwinkelig 

 auf den Schlauch gelegt und diesem angepasst werden konnte, bis 

 eine Kurve mit dem Optimum des Ausschlages resultierte. Die Feder- 

 spannung des Sphygmographen veränderte ich während eines Ver- 

 gleichsversuches nicht. 



Auf dem Tische befand sich eine Zentimeterskala. Deren 

 Nullpunkt entsprach der Lage des Zuflusshahnes; der Schlauch- 

 anfang fiel auf 20 cm, das Schlauchende — beim Knierohr — auf 

 230 cm. 



Um die Kurven beim Vergleichen gut übersehen zu können, 

 führte ich Formeln ein, die ich am besten an einem Beispiele dar- 

 lege : 



