509 



(Aus dem physiologischen Institut der Universität Breslau.) 



Beschreibung" 



einer Vorrichtung" zur optischen Registrierung 



von Druck und Stromstärke. 



Von 



K. Hürthle. 



(Mit 3 Textfiguren.) 



Die in der folgenden Abhandlung bearbeitete Aufgabe, welche 

 die Messung der absoluten Werte von Druck und Strom volum in 

 den kleinsten Zeitteilchen eines Pulsschlages erfordert, stellt be- 

 sonders grosse Anforderungen an die Genauigkeit von Manometer 

 und Stromuhr. Aus diesem Grunde wurde die mechanische Re- 

 gistrierung durch die optische ersetzt; nicht zum wenigsten aus dem 

 Grunde, weil bei der letzteren die zeitlieh übereinstimmenden Punkte 

 der beiden Kurven sich viel genauer feststellen lassen als bei der 

 mechanischen. Allerdings hat die optische Registrierung, von der 

 Komplikation durch die Dioptrik abgesehen, den Nachteil, dass die 

 Kurven während ihrer Entstehung nicht beobachtet werden können; 

 denn die Möglichkeit, die Bewegungen der registrierenden Licht- 

 linien zu beobachten, ist durchaus kein Ersatz für den Überblick, 

 den die mechanisch registrierte Kurve gewährt. Für den vor- 

 liegenden Zweck war aber die Erzielung einer grösseren Genauigkeit das 

 ausschlaggebende Moment. Die Abhandlung enthält die Beschreibung : 



I. des Manometers, 



II. der Stromuhr, 



III. der optischen üoppelbank und des Kymographions und 



IV. eine Experimentalkritik der Apparate. 



I. Das Manometer. 



Zur Druckmessung diente das schon beschriebene Torsions- 

 manometer 1 ) mit Revolverhahn, an dem zwei Dämpfungslöcher an- 



1) Pflüger's Arch. Bd. 137 S. 240. 1910. 



Pflüger'a Archiv für Physiologie. Bd. 147. 35 



