Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 51 1 



gebracht sind. Für die vorliegenden Untersuchungen wurde ein 

 Membrandurchmesser von 5 mm und ein Hebel von 36 mm Länge 

 angewandt, dessen Angriffspunkt 3 mm von der Feder entfernt ist, 

 so dass die mechanische Vergrösserung eine 12 fache ist (s. Fig. la 

 S. 510). Der am Ende des Hebels angeklebte Glasfaden von etwa 

 0,05 mm Dicke wurde durch einen Mikroplanar 20 fach vergrössert, 

 woraus sich eine 240 fache Gesamtvergrösserung der Bewegungen 

 der Grundplatte ergibt. 



Die Vergrösserung wurde so bemessen, dass einem Druck von 

 100 cm Wasser eine registrierte Ordinate von 15 mm Höhe ent- 

 spricht. Bei der Eichung zeigt dieses Instrument eine grosse 

 Konstanz der Ausschläge, sowie Proportionalität zwischen Druck und 

 Ordinatenhöhe innerhalb der Werte von 20 bis 260 cm Wasser, und 

 zwar sind die Ausschläge bei aufsteigender und absteigender Eichung 

 genau übereinstimmend, Eigenschaften, welche für die genaue Be- 

 stimmung des Mitteldrucks sehr wichtig sind und der geringen 

 Torsion der relativ starken Feder bei den angewandten Drucken 

 zuzuschreiben sein dürften. 



Zwei gleiche derartige Manometer sind auf einer Grundplatte 

 G 6r angebracht, welche vermittels eines Reiters B r (Fig. 1 a S. 510) 

 auf einer optischen Bank (prismatischen Schiene) verschoben werden 

 kann. Jedes der Manometer kann auf der Grundplatte in drei auf- 

 einander senkrechten Ebenen durch Mikrometerschrauben bewegt 

 werden, wodurch die zur Abbildung notwendigen genauen Ein- 

 stellungen sich ermöglichen lassen. 



1. Das Manometer muss in vertikaler Richtung verstellbar sein, 

 damit die Glasfäden der beiden Strohhebel beim Druck o auf gleiche 

 Höhe gebracht werden können. Zu diesem Zweck ist jedes der 

 beiden Manometer auf ein stählernes Dreikant Pr aufgesetzt, dessen 

 oberes Ende in Fig. lb sichtbar ist. Das Prisma läuft in einer 

 Führung im Träger T, in der es durch eine Spiralfeder nach oben 

 gedrückt, durch die Mikrometerschraube S x (Fig. la) aber gesenkt 

 wird. Nach erfolgter Einstellung wird das Prisma durch die Klemm- 

 schraube si festgestellt. 



2. Zur scharfen Abbildung müssen die beiden Glas fä den in 

 dieselbe Objektebene gebracht werden; das ist zwar bei 

 gleicher Höhenlage der Faden nicht möglich, da sie sich ungestört 

 aneinander vorbeibewegen, also in zwei parallelen Ebenen liegen 

 müssen. Nimmt man aber den dem Objektiv fernerliegenden Faden 



35* 



