Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 513 



fadens ist die Gabel auf einem Reiter montiert (N Fig. 3 b S. 518) 

 und kann durch je eine Mikrometerschraube vertikal und in der 

 Richtung der optischen Achse bewegt werden. 



II. Eine Stromuhr mit optischer Registrierung. 



Die für optische Registrierung eingerichtete Stromuhr ist ein- 

 facher als die für mechanische Registrierung x ). Sie besteht wie 

 diese aus einem Zylinder (C Fig. 2 a S. 514), in welchem das zu- 

 und abströmende Blut durch einen Kolben K getrennt wird, dessen 

 Bewegung optisch vergrössert registriert wird. Untersucht man die 

 Strömung einer durchsichtigen Flüssigkeit (Wasser), so wird ein 

 Hartgummikolben verwendet, dessen Grenzlinie scharf eingestellt 

 wird. Um die Blutbewegung zu registrieren, muss der Kolben 

 aus durchsichtigem Material (Glas) hergestellt werden, da- 

 mit die Grenzlinien zwischen ihm und dem undurchsichtigen Blut 

 abgebildet werden können. Zylinder und Kolben müssen sehr sorg- 

 fältig geschliffen und für Bluttemperatur verpasst sein. 



Auch die Einrichtung zur Umschaltung der Stromuhr 

 musste gegenüber dem Modell für mechanische Registrierung ge- 

 ändert werden, vor allem deshalb, weil jede elastische Verbindung 

 vermieden werden musste 2 ). Die Stromuhr ist folgendermassen 

 gebaut : 



Der Glaszylinder C (Fig. 2 a S. 514) ist oben, und unten durch 

 Glasplatten Di und I) n verschlossen ; diese Teile werden von einem 

 Messinggehäuse G umfasst und durch die Überwurfsmutter Ü zu- 

 sammengehalten. Das Gehäuse hat vorn und hinten einen breiten 

 Spalt für den Durchtritt des Lichtes und ist durch einen Steg mit 

 der Scheibe Seh verbunden, auf welcher auch die Zuleitungsröhren 

 ZZ aufgeschraubt sind. Diese Scheibe ist auf eine zweite gleich- 

 grosse (Q) aufgeschliffen ; sie wird durch eine in einer Nut von Q 

 laufende Gegenscheibe P (Fig. 2 a und b) gegen Q angedrückt ge- 

 halten und ist um den gemeinschaftlichen Mittelpunkt drehbar. Die 

 Scheibe Q ist auf dem U-förmigen Träger TT festgeschraubt, der 

 mittels des Zapfens Zpf auf einem Reiter der optischen Bank be- 

 festigt ist. 



1) K. Hürthle, Beschreibung einer registrierenden Stromuhr. Pf lüger 's 

 Arch. Bd. 97 S. 193. 1903. 



2) Den Grund hierfür findet man in der folgenden Abhandlung: Verwendung 

 der Stromkurve zur Bestimmung der Elastizität der Strombahn. 



