Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 515 



Die Zuleitungsröhren , welche durchweg eine lichte Weite von 

 7 mm haben, sind in ihren in den Zylinder mündenden Abschnitten 

 ZZ mit der Scheibe Seh, in den zu den Kanülen führenden Teilen 

 Zj und Zu mit der Scheibe Q verbunden; diese Verbindungen sind 

 folgend ermassen hergestellt. Die Enden der Zuleitungsröhren ZZ 

 sind in Messingkegel {mm) gekittet, welche in Löcher der Deckel 

 D x und D 2 verpasst sind. Um die Zuleitungsröhren bequem an- 

 setzen und entfernen zu können, sind sie in der Ebene der Dreh- 

 scheibe Seh abgeschnitten; auf ihre Enden sind Messingmäntel mit 

 Nasen gekittet, welche durch die Überwurfmuttern Ü x und ü 2 auf 

 "Vorsprünge der Scheibe Seh aufgeschraubt werden. Zur sicheren 

 und bequemen Entfernung von Luftblasen sind die Zuleitungsröhren 

 mit Hähnen H x und H 2 versehen. 



Die Zuleitungsröhren Z x und Z 2 müssen relativ lang sein, um 

 die Verbindung der auf der optischen Bank unbeweglich angebrachten 

 Stromuhr mit dem Tier zu ermöglichen; sie haben die aus Fig. 2a 

 ersichtliche Form und sind in der Zeichnung durch Gummischläuche 

 G x und G 2 mit den Eichungskugeln E x und E 2 verbunden (s. 

 S. 516). Beim Versuch werden an die Röhren Z x und Z 2 zwei kurze, 

 in die Arterie einzuführende Glaskanülen (Fig. 2 d) durch dicken, 

 wenig dehnbaren Gummi so angeschlossen, dass Glas an Glas stösst. 

 Für Hundeversuche sind fünf Paar Kanülen vorrätig, deren Enddurch- 

 messer in Zwischenstufen von je 0,5 mm von 3 bis 5 mm schwankt. 



An dem der Stromuhr zugekehrten Ende von Z x und Z 2 sind 

 Messingkegel aufgekittet, welche in entsprechendem Schliffe der 

 Scheibe Q Q passen ; sie werden in der Weise an der Scheibe fest- 

 gehalten, dass ein seitlich vorstehender Wulst W (Fig. 2 a und 2 b) 

 durch einen unbeweglichen Schraubenkopf (Kpf) gegen die Scheibe 

 angedrückt wird ; eine kreisförmige Aussparung des Wulstes erlaubt, 

 die Röhre bei entsprechender Stellung einzuführen oder zu entfernen. 



Zur Umschaltung der Stromuhr wird ein Schlüssel (Schlü) 

 auf die an ihrem Gehäuse angebrachte Nase N gesetzt und damit 

 die Drehung um 180 ° ausgeführt, wodurch die Scheibe Seh mit dem 

 auf ihr befestigten Zylinder samt den Röhren ZZ gedreht wird. 

 Der Schlüssel hat eine Länge von 20 cm , so dass sein Griff über 

 die optische Bank B x (s. Fig. 3 b S. 518) hervorragt. Ein un- 

 wesentlicher Nachteil der Stromuhr liegt in der Grösse der gleitenden 

 Flächen der Scheiben Q und Seh, welche eine erhebliche Reibung 

 veranlasst und die Schnelligkeit der Drehung beeinträchtigt. 



