516 K. Hürthle: 



Fülllung und Eichung der Stromuhr. 



Nach Verbindung mit den geeigneten Kanülen wird die Strom- 

 uhr mit Ringer' scher Lösung von 45° C. in ähnlicher Weise gefüllt, 

 wie es für die Stromuhr mit mechanischer Registrierung beschrieben 

 worden ist x ) ; die luftfreie Füllung ist bei der neuen Uhr durch die 

 beiden Hähne H x und H 2 (Fig. 2 a) erleichtert, durch welche Luft- 

 blasen entfernt werden können; ebenso durch die in der Zuleitungs- 

 röhre Z 2 angebrachte Öffnung Ö, welche durch einen gut passenden 

 Korken verschlossen wird, durch diese können beim Einführen der 

 Kanüle eindringende Luftblasen beseitigt werden. An der Röhre Z x 

 ist eine solche Öffnung überflüssig, weil die Luftblase durch den 

 Hahn H x entfernt werden kann. 



Zur Eichung der Stromuhr wurden zwei Kugeln E x und 

 E 2 (Fig. 2 a) von 10 ccm Inhalt zwischen zwei Marken angewendet. 

 Bei der in der Figur gezeichneten Stellung der beiden Kugeln wird 

 die Stellung des Kolbens an einem in der Filmsebene befindlichen 

 Massstab abgelesen oder photographiert ; darauf wird die obere 

 Marke der Kugel E 2 auf das Niveau N x gesenkt, während E x um 

 ebensoviel gehoben wird. Nun wird die Stellung des Kolbens zum 

 zweiten Mal abgelesen oder photographiert. Bei allen Versuchen 

 wurde die Stromuhr durch einen Protar von 205 mm Brennweite 

 etwa zweimal optisch vergrössert, so dass ein Zustrom von 10 ccm 

 durch eine Ordinate von 50 mm dargestellt wird. 



Mit der Arterie wird die Stromuhr in der Weise verbunden, 

 dass Z x in das zentrale, Z 2 in das periphere Ende der Arterie ein- 

 gefügt wird ; der Kolben bewegt sich dann in allen Fällen von oben 

 nach unten; im photographischen Bilde umgekehrt. 



Zur Verbindung mit dem Manometer ist an Z 2 ein 

 Seitenrohr SB (Fig. 2 a) von 2 cm Länge und 7 mm lichter Weite 

 angesetzt, das mit der Manometerröhre von gleichem Durchmesser 

 und 18 cm Länge (s. Fig. 3 b S. 518) verschraubt wird. Der 

 Druck wird also stets stromabwärts vom Kolben gemessen, 

 so dass ein durch den Kolben veranlasster Druckverlust bei der 

 Berechnung des Widerstandes im peripheren Stromgebiet nicht in 

 Betracht kommt. 



Für die Tierversuche wird zur Verzögerung der Gerinnung die 



1) Pflüger' s Arch. Bd. 97 S. 201. 



