Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 517 



innere Oberfläche der Zuleitungsröhren von der Stromuhr bis zu den 

 Kanülen mit einer dünnen Schicht von reinem Paraffin überzogen; 

 diese Massnahme hat sich sehr gut bewährt; am Schlüsse aller 

 Versuche, deren Dauer sich allerdings nicht über 5, meist nicht über 

 3 Minuten erstreckte, war der Inhalt der Stromuhr noch voll- 

 kommen flüssig. Hirudin wurde nur bei den ersten Versuchen an- 

 gewendet. 



Nach der Verbindung der Stromuhr mit der Arterie wird mit 

 dem Abnehmen der die Arterie verschliessenden Klemmen die 

 Ringer' sehe Lösung aus der Stromuhr entfernt, indem die Hähne 

 H x und H 2 geöffnet werden. Auch durch das periphere Ende der 

 Arterie, das zuerst geöffnet wird, dringt Blut, selbst in der Arteria 

 Cruralis, in die Zuleitungsröhre ein. Damit die Apparate von der 

 ausströmenden Flüssigkeit nicht bespritzt werden, wird die aus dem 

 oberen Hahn abströmende Flüssigkeit durch einen aufgesetzten 

 Gummischlauch in ein Gläschen geleitet, während die aus H 2 ab- 

 strömende in einen am Apparat angebrachten Blechteller T (Fig. 2 a 

 und c) und von diesem durch ein Röhrchen r in eine untergestellte 

 Schale abfliesst. Der Kolben wird bei Beginn des Versuchs an das 

 obere Ende der Stromuhr gestellt; sobald das Blut bis zu ihm vor- 

 gedrungen ist, wird S 1 geschlossen, H 2 aber erst, wenn der Kolben 

 durch das Blut an das untere Ende getrieben worden ist. 



III. Die Verbindung von Manometer und Stroniuhr 

 und die optische Registrierung 1 . 



Bei der Aufstellung der Apparate zum Zwecke der optischen 

 Abbildung sind folgende Gesichtspunkte massgebend: 1. Durch die 

 dioptrische Einrichtung müssen die Ausschläge der beiden Instrumente 

 gleichzeitig registriert werden ; es muss also der Manometerhebel und 

 Stromuhrkolben auf demselben Spalt abgebildet werden. 



2. Stromuhr und Manometer müssen möglichst nahe beisammen 

 liegen, damit das Verbindungsrohr möglichst kurz sei. 



Zur Erreichung dieses Ziels sind Manometer und Stromuhr auf 

 zwei parallelen optischen Bänken so angeordnet, dass sie dicht 

 nebeneinander liegen (s. Fig. 3 b). Jedes der beiden Instrumente 

 wird mit einer eigenen Lampe (Lp x und Ljo 2 ) beleuchtet und durch 

 besondere Linsen (L t , L 2 , L 3 ) abgebildet. Zur Vereinigung der 



