520 K. Hürthle: 



Stromuhr 6 cm über den Hebeln der Manometer. Diese sind so 

 gestellt, dass sie bei einem mittleren Druck von etwa 80 cm Wasser 

 horizontal in der optischen Achse der Bank liegen. 



Das Kymographion steht auf einem besonderen Tisch, getrennt 

 von der optischen Bank und unterscheidet sich von den schon be- 

 kannten, für photographische Registrierung eingerichteten Apparaten 

 nicht wesentlich. Ein Uhrwerk treibt eine Trommel, welche den 

 Film durch Reibung mitnimmt; er wird von einer Spule, die bei 

 Tageslicht eingesetzt werden kann, abgewickelt und durch die 

 Trommel einer Rolle zugeführt, auf welche er aufgewickelt wird; 

 diese wird gleichfalls vom Uhrwerk gedreht. Damit aber die Be- 

 wegung des Films ausschliesslich der Trommel und nicht der Auf- 

 wickelrolle zufällt, ist diese auf einem Zapfen mit solcher Reibung- 

 drehbar, dass sie sich zwar beständig in der Richtung des bewegten 

 Films dreht, aber doch keinen so starken Zug auf den Film ausüben 

 kann, dass dieser sich schneller als die Trommel selbst bewegt. 



Zur Beobachtung der Länge des abgelaufenen Bandes 

 wird die Drehung der Trommel durch eine in die Trommelachse 

 gesteckte Spindel, welche den Deckel des lichtdichten Kastens durch- 

 setzt, auf die mit einer Teilung versehenen Scheibe K übertragen; 

 die Teilung ist so bemessen, dass die Länge des abgelaufenen Films 

 in Zentimetern abgelesen werden kann. Eine zweite mit ihr ge- 

 koppelte Scheibe gestattet, die Länge des abgelaufenen Bandes in 

 Metern abzulesen. 



An der vorderen Wand des Gehäuses befindet sich der in 

 Schienen verschiebbare Kasten D, welcher vorn einen zwischen 0,01 

 und 0,5 mm verstellbaren Spalt und etwa in der Mitte eine Zylinder- 

 linse zur Abbildung des Spaltes trägt. 



Vor dem Spalt schwingt ein elektromagnetisch betriebenes Pendel 

 Pd, das nach unten in einen dünnen Aluminiumrahmen von der 

 Länge des Spaltes übergeht. In der Mitte des Rahmens ist ein 

 Draht von 0,5 mm Dicke ausgespannt, der beim Schwingen des 

 Pendels den Spalt rhythmisch verdeckt und freigibt. Das Pendel ist 

 auf fünf ganze Schwingungen pro Sekunde abgestimmt, so dass man 

 zehn Verdunkelungen pro Sekunde erhält. 



Zur Kontrolle des Pendels wurde meist noch ein zuvor geprüftes 

 und reguliertes graphisches Chronometer in der Weise aufgestellt, 

 dass der Schatten seines Hebels durch den Kondensor (N Fig. 3 b) 



