Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 521 



in die Ebene des Manometerhebels geworfen wurde; die Markierungen 

 beider Apparate zeigten stets sehr genaue Übereinstimmung. 



Die Versuche nahmen folgenden Verlauf: Etwa 1 Stunde vor 

 der Präparation des Tieres werden Manometer und Stromuhr sorg- 

 fältig gefüllt und miteinander verbunden; darauf wird das Mano- 

 meter geeicht und so justiert, dass ein Druckunterschied von 100 cm 

 Wasser durch eine Ordinate von 15 mm Höhe dargestellt wird; dabei 

 werden Manometerhebel und Stromuhrkolben scharf eingestellt und 

 schliesslich alle Schrauben festgezogen. Nun erst wird der Film 

 eingesetzt. 



Das Tier wird auf einem schmalen für diesen Zweck angefertigten 

 Brett befestigt, das mittels Schraube gehoben und gesenkt werden 

 kann. Das Tierbrett wird ganz nahe an die optische Bank heran- 

 geschoben und so gedreht, dass die zu benützende Arterie in der 

 Richtung der Stromuhrkanülen liegt. 



IV. Experimentalkritik der Apparate. 



Zur Kritik der beiden Apparate sei folgendes bemerkt: 



Von diesen Instrumenten wird eine qualitativ und quantitativ 

 richtige Darstellung des Druckes und Stromvolums im Laufe des 

 Pulsschlages gefordert. 



An der Möglichkeit, mit Hilfe dieses Manometers, die in der 

 Karotis und Cruralis vorkommenden Schwankungen des Seitendruckes 

 qualitativ richtig darzustellen, ist nicht zu zweifeln. Es besitzt mit 

 der Verbindungsröhre eine Schwingungszahl von rund 100 und nach 

 der experimentellen Prüfung seiner Leistungsfähigkeit mit künstlichen 

 Druekschwankungen *) ist es für weit raschere Druckschwankungen 

 ausreichend. Schwieriger ist es, die quantitativen Angaben zu prüfen, 

 da ein Mittel zur einwandfreien Feststellung der absoluten Werte 

 der einwirkenden Druckschwankungen nicht bekannt ist. Es wird 

 aber die ausreichende Genauigkeit des Manometers auch in dieser 

 Hinsicht durch die folgenden Versuche erwiesen: 



Erstens sind die Ausschläge des Manometers bei der 

 Eichung sowie innerhalb langer Versuchsreihen kon- 

 stant. Sowohl bei aufsteigender und absteigender, als auch bei 



1) Pf lüg er 's Arch. Bd. 137 S. 225. 



