522 K - Hürthle: 



statischer und dynamischer Eichung x ) mit dem neuen Eichungs- 

 apparat 2 ) zeigt das Manometer jedesmal bei gleichem Druck die 

 gleiche Ordinate; und zwar ist diese in den Grenzen von 20 bis 

 260 cm Wasser dem Druck proportional. Ferner ergab die häufig 

 ausgeführte Eichung vor und nach einem Tierversuch gleichfalls 

 übereinstimmende Werte. 



Zweitens habe ich eine Methode zur Prüfung der quanti- 

 tativen Angaben benützt, die wenigstens auf indirektem Wege 

 die Angabe des Mitteldrucks mit grosser Genauigkeit zu prüfen ge- 

 stattet. Sie besteht darin, dass eine Strömung durch einen 

 künstlichen Widerstand von unveränderlichem Werte, 

 in welchem Druck und Strömung nachweislich proportional sind, ab- 

 wechselnd unter konstantem und rhythmischem Druck unterhalten 

 wird. Der konstante Druck wird durch die Höhe einer Wassersäule 

 gemessen, der rhythmische durch das Manometer registriert. 



Wird nun die pro Druck- und Zeiteinheit ausfliessende Wasser- 

 menge festgestellt, so ist die Grösse der Abweichung der bei kon- 

 stantem und rhythmischem Druck erhaltenen Werte der Massstab 

 für die Genauigkeit der Bestimmung des Mitteldruckes 

 durch das Federmanometer 3 ), da Ausflussmenge und Druck- 

 höhe bei konstantem Druck mit fast beliebiger Genauigkeit gemessen 

 werden können. Diese Versuche werden im Abschnitt C der folgenden 

 Abhandlung S. 547 eingehend besprochen werden, da sie noch in 

 anderer Hinsicht zur Prüfung der Methode dienen. Es sei aber 

 schon hier bemerkt, dass der Fehler in keinem Falle 6 °/o übersteigt 

 und im Mittel weniger als 1 °/o beträgt, wobei noch in Betracht zu 

 ziehen ist, dass die Messung bei konstantem Druck sich jeweils über 

 5 Minuten erstreckt, die bei rhythmischem Druck sich auf die Zeit 

 eines Pulsschlages d. i. etwa einer Sekunde beschränkt, und dass 

 am Fehler nicht das Manometer allein, sondern auch die Stromuhr 

 mitbeteiligt ist. 



Bei der Stromuhr sind wir nicht im Zweifel, dass ihre quanti- 

 tativen Angaben über die mittlere Stromstärke richtig sind — ab- 



1) Siehe J. A. Tschuewsky, Pflüger's Arch. Bd. 72 S. 588. 



2) K. Hürthle, Pflüger's Arch. Bd. 137 S. 246. 



3) Unter der Voraussetzung, dass das Poiseuille'sche Gesetz auch für 

 rhythmischen Druck gilt. (Siehe S. 548 der folgenden Abhandlung.) 



