Beschreibung einer Vorrichtung zur optischen Registrierung etc. 523 



gesehen von dem Druckverlust durch Reibung, dessen Fehler bei 

 den folgenden Versuchen ausgeschaltet ist; dagegen kann man von 

 vornherein nicht sagen, ob auch die Änderungen der Stromstärke 

 vom Instrument mit genügender Treue registriert und nicht durch 

 die Reibung des Kolbens entstellt werden und ferner, ob sie nicht 

 infolge der durch die Einfügung der Stromuhr bedingten Vergrösserung 

 des Querschnitts der Bahn der Messung entgehen. 



Den letzteren Punkt wollen wir an einem Beispiel beantworten : 

 Nehmen wir an, eine sekundäre Welle gehe mit einer Druck- 

 schwankung von 10 cm Wasser einher und vollziehe sich in Vio Se- 

 kunde, so macht sie an der Druckkurve einen deutlichen Ausschlag 

 von 1,5 mm Höhe. Nehmen wir ferner an, die mittlere Strömung 

 betrage 4 ccm pro Sekunde bei 100 cm Wasserdruck, wie sie in der 

 Karotis eines mittleren Hundes vorkommt, die Phase des steigenden 

 Druckes daure V20 Sekunde und gehe mit einer dem Druck ent- 

 sprechenden Änderung der Strömung einher, so würde diese an der 

 Kurve der benützten Stromuhr eine Ordinatenänderung von weniger 

 als 0,02 mm zur Folge haben, eine Grösse, deren Feststellung inner- 

 halb der Grenzen der Messungsfehler liegt. Wir können also nicht 

 erwarten, die Stromuhr zu Untersuchungen zu verwenden, in welchen 

 Strömungsveränderungen von der genannten Grösse wesentlich sind, 

 wie bei Untersuchungen über die Natur der sekundären Wellen der 

 Pulskurve. Es fragt sich daher, ob die Empfindlichkeit der Strom- 

 uhr zur Feststellung der Beziehung von Druck und Geschwindigkeit 

 innerhalb eines Pulsschlages ausreicht, wenn Druck und Stromvolum 

 in Abständen von Vio Sekunde gemessen werden sollen. Nehmen 

 wir wieder an, das Stromvolum betrage 4 ccm/Sec beim Druck von 

 100 cm Wasser, die Strömung sei dem Druck direkt proportional 

 und dieser sinke gleichförmig im Verlauf von 0,4 Sekunden vom Werte 

 120 auf 60 cm, so beträgt die mittlere Strömung beim Druck 100, 

 80 und 60 cm in je Vio Sekunde 0,4, 0,32 und 0,24 ccm entsprechend 

 2,0, 1,6 und 1,2 mm Ordinate, also Werte, deren Grösse und deren 

 Differenz wohl messbar ist, vorausgesetzt, das eine Störung durch 

 eine Ungleichförmigkeit der Reibung des Kolbens in der Stromuhr 

 nicht vorhanden ist. Diese Voraussetzung wurde gleichfalls experimentell 

 in der Weise geprüft, dass bei einer pulsatorischen Strömung, für 

 welche das Poiseuille'sche Gesetz gilt im Stadium des sinkenden 

 Druckes Druck und Stromvolum in Abständen von Vio Sekunden 



