Über die Beziehuug zwischen Druck und Geschwindigkeit des Blutes etc. 539 



C. Die Versuche am Schema. 



I. Herstellung- und Eichung- des Schemas. 



Zur Prüfung der Instrumente ist, wie sich später (II S. 547) 

 zeigen wird, ein unveränderlicher Widerstand von bekannter Grösse 

 erforderlich, zur Prüfung der Theorie (III S. 558) ein vor dem 

 Widerstand befindlicher Behälter oder Schlauch, dessen Elastizität 

 gleichfalls bekannt und möglichst wenig veränderlich sein muss. 

 Dementsprechend ist das Schema 1 ), das nur die arterielle Seite der 

 Bahn und die Kapillaren umfasst, folgendermassen eingerichtet 

 (Fig. 2 S. 540). 



Die arterielle Bahn wird durch einen Gummischlauch von 

 7 mm lichter Weite und wechselnder Länge dargestellt, welcher 

 durch die Einschaltung von Stromuhr und Manometer (St- U\ Man) 

 in zwei Abschnitte E x und JE 2 geteilt wird ; sie sind in Fig. 2 der 

 Raumersparnis wegen verkürzt gezeichnet; ihre Dimensionen sind in 

 den Tabellen IV u. V angegeben. Am Ende der Bahn befinden sich 

 die durch Dreiwegröhren zu einem System vereinigten Widerstände 

 W-l + W 2 + W s , welche durch die Hähne JJ X H 2 H s einzeln ein- 

 und ausgeschaltet werden können. Die Widerstände bestehen 

 aus Glaskapillaren, für welche das Puiseuille'sche Gesetz gilt 

 und sind folgendermassen hergestellt: Eine grössere Zahl von Glas- 

 kapillaren von 0,45 bis 0,55 mm lichter Weite werden unter dem 

 Mikroskop auf kreisförmigen Querschnitt und durch Quecksilberfaden 

 auf Gleichmässigkeit des Querschnittes geprüft; die für gut befundenen 

 werden in Abschnitte von 20 cm Länge zerlegt und je 36 solcher 

 Röhren zu einem Bündel vereinigt. Zu diesem Zweck werden in 

 zwei durch Zinnlot vereinigte Messingscheiben Sch-^ und Sch 2 (Fig. 3 a) 

 36 Löcher vom Durchmesser der Glasröhren gebohrt (Fig. 3 b) und 

 nach dem Ablöten der Platten voneinander die Enden der Röhren 

 in die Löcher gekittet. Gleichzeitig mit den Röhren wird auch der 

 Glasmantel Mt in eine Nut der Scheiben gekittet; dieser hat den 

 Zweck, die Kapillarröhren unter Wasser von bestimmter Temperatur 

 zu halten und ist mit einer Ein- und einer Ausflussöffnung Oj und 

 Ö 2 versehen. Ferner hat jede Scheibe am Rande ein Gewinde, auf 

 welches die trichterförmigen Deckel D x und D 2 aufgeschraubt werden, 



1) Ein prinzipiell gleiches Schema hahe ich im Jahre 1892 (Arch. f exp. 

 Path. u. Pharm. Bd. 30 Fig. 3 S. 147) für das Froschherz angegeben. 



