542 



K. Hürthle: 



Stromvolum mit den in der vorhergehenden Abhandlung beschriebeneu 

 Apparaten optisch registriert werden. Wie schon bemerkt, befindet 

 sich das Manometer stromabwärts von der Stromuhr, so dass ein 

 durch die Stromuhr veranlasster Druckverlust keinen Einfluss auf 

 das Resultat hat. 



Die Eichung der Widerstände wurde in der Weise vor- 

 genommen, dass jedes der drei Kapillarsysteme 5 bis 6 Minuten lang 

 unter den Drucken 60 bzw. 120 cm Wasser mit destilliertem Wasser 

 von 19 ° C. durchströmt und die durchmessende Menge durch Wägung 

 bestimmt wurde. Dabei ergab sich, dass genaue Proportionalität 

 zwischen Druck und Stromvolum bestand. Die Ausflussmengen be- 

 trugen beim ersten Versuch, berechnet für einen Druck von 1 cm 

 Wasser und pro Sekunde in Kubikzentimetern: 



WI 



0,0166 



WII 



0,0150 



Will 



0,0129 



WI + 11 



0,0316 



W I + II + III 



0,0445 



Etwa ein Jahr später wurden die Eichungen wiederholt, da sich 

 herausstellte, dass die Widerstände der Kapillaren trotz sorgfältiger 

 Reinigung und Trocknung nach dem Gebrauch nicht ganz konstant 

 blieben, sondern — offenbar infolge kleiner Verunreinigungen — etwas 

 grösser wurden. Die zweite Eichung ergab pro Druck- und Zeit- 

 einheit die folgenden W T erte: 



WI 



0,0153 



WII 



0,0140 



Will 



0,0122 



WI + II 



0,0298 



W I + II + III 



0,0418 



Zum Vergleich sei bemerkt, dass das Stromvolum in der Karotis 

 eines mittleren Hundes, auf den Druck von 1 cm Wasser berechnet, 

 um 0,015 ccm/sec schwankt 1 ). 



Um zu prüfen, ob die Widerstände im Laufe der Zeit konstant 

 blieben, wurde in der zweiten Hälfte der sich über mehrere Jahre 

 hinziehenden Versuche vor oder nach jedem der Prüfung der Methode 

 dienenden Versuch eine kurze Eichung der Widerstände in der 

 Weise vorgenommen, dass Druck- und Stromvolum bei kon- 

 stantem Druck während einer Stromuhrperiode registriert wurden 2 ). 



1) Pflüger' s Arch. Bd. 97 S. 270. 



2) Beiläufig sei hier eine bei diesen Versuchen gemachte Beobachtung er- 

 wähnt. Wenn Druck und Stromvolum abwechselnd bei konstantem und rhyth- 

 mischem Druck registriert werden, so sind die Druckmaxima bei den Pulsen 



