Über die Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit des Blutes etc. 543 



Diese Prüfung ergab Konstanz der Widerstände während mehrerer 

 Monate. 



Die Volumelastizität der G ummisehläuche wurde 

 durch Registrierung von Druck- und Volumänderung mit Hilfe des 

 Federmanometers und der Stromuhr ermittelt; die Druckschwankungen 

 erfolgten abwechselnd spruügförmig und stetig. In beiden Fällen 

 war das zu eichende mit Wasser gefüllte Schlauchstück an die periphere 

 Stromuhrkanüle (an Stelle von E 2 Fig. 2) angesetzt, am Ende durch 

 einen Hartgummistöpsel geschlossen und in gleicher Höhe mit der 

 Grundplatte des Manometers gelagert. Die Länge des Schlauches 

 wurde teils bei einer Spannung in der Längsrichtung gemessen, 

 welche zur Geradelegung eben genügte, teils bei bestimmten Be- 

 trägen der Dehnung (S. 545). Zur stetigen Eichung wurde 

 der Druck in der Flasche F stetig vom Werte auf etwa 200 cm 

 Wasser gebracht; der Druckanstieg dauerte etwa 30 Sekunden und 

 wurde in folgender Weise erzeugt: Die in der Zeichnung nicht vor- 

 handene grosse Druckflasche war an die Wasserleitung angeschlossen; 

 durch rasches Öffnen des Leitungshahnes bis zu einem vorher ein- 

 gestellten Anschlag wurde der Binnendruck in der Flasche fast 

 gleichförmig gesteigert und auf F übertragen. Nach Erreichung des 

 gewünschten Maximums wurde der Hahn der Wasserleitung ge- 

 schlossen, das Wasser aus der Druckflasche durch ein Seitenrohr 

 entleert und die hierbei eintretende Druck- und Volumabnahme des 

 Gummischlauches registriert. 



Zur Eichung mit rasch auftretenden Druckschwankungen 

 wurde in der Flasche F ein bestimmter Überdruck erzeugt; während 

 dieser Zeit war die Stromuhr mit dem angebrachten Gummischlauch 

 durch den Hahn H abgesperrt. Durch Öffnen dieses Hahnes wurden 

 sie dann plötzlich unter Druck gesetzt. 



Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis einiger an Schläuchen 

 von 7 mm lichter Weite und 1,4 mm Wandstärke angestellten 

 Versuche. 



etwa 30% höher als der konstante in der Flasche herrschende Druck, mit welcher 

 der Schlauch durch die Öffnung des Hahns H (Fig. 2 S. 540) in Verbindung 

 gesetzt wird. Wie sich durch Dämpfung des Manometers feststellen lässt, ist 

 dies kein Fehler des Instrumentes, sondern eine durch den Stoss der Flüssigkeit 

 veranlasste Erscheinung. 



37* 



