546 K. Hürthle: 



schlauchen nicht erfüllt. Zur Vermeidung der daraus entstehenden 

 Schwierigkeiten habe ich in einer Versuchsreihe als elastischen Faktor 

 ein Federmanometer mit 1,5 cm Grundplatte in das sonst starre 

 System eingeschaltet. Die Kapazität dieses Instruments war inner- 

 halb der benutzten Grenzen dem Druck proportional. Von der 

 weiteren Benützung dieses Manometers habe ich aber Abstand ge- 

 nommen, weil zur Variierung der Elastizität eine Anzahl besonderer 

 nur für diesen Zweck brauchbarer Instrumente hätte hergestellt 

 werden müssen. Dazu kommt, dass die Beschränkung der Dehnbarkeit 

 auf einen Querschnitt nicht den im Gefässsystem vorhandenen Ver- 

 hältnissen entspricht. Aus diesen Gründen habe ich zu allen übrigen 

 Versuchen am Schema Gummischläuche verwendet. Trotz der In- 

 konstanz der Elastizität kann aber nicht allein der mittlere Wert 

 von e aus den Gleichungen des Pulsschlages berechnet, sondern auch 

 ihr wechselnder Wert gemessen werden, weil hier Proportionalität 

 zwischen Druck und Stromvolum im Hauptwiderstand besteht. Im 

 Blutstrom des lebenden Körpers aber, wo wir diese Proportionalität 

 nicht voraussetzen dürfen, müssen wir uns darauf beschränken, den 

 mittleren Wert von e zu bestimmen. 



Die am Schema angestellten Versuche verliefen 

 folgendermassen : Zunächst wurde das ganze System luftfrei mit 

 destilliertem W T asser von Zimmertemperatur (19°) gefüllt, in der 

 Dmckflasche ein Druck von etwa 150 cm Wasser erzeugt, die 

 Registrierapparate am Kymographium für optische Registrierung ein- 

 gestellt, und die Eichung des Manometers mit Hilfe des beschriebenen 

 Eichungsapparates l ) vorgenommen. Das Manometer wurde so ein- 

 gestellt dass einem Druck von 100 cm Wasser eine Ordinate von 

 15 mm entspricht. Nun wurde die pulsatorische Strömung durch 

 rhythmische Öffnung und Schliessung des Hahnes H (Fig. 2 S. 540) 

 hergestellt. In den einzelnen Versuchen wurde 



1. der Wert der Volumelastizität durch Einschaltung 

 von Schläuchen verschiedener (von — 1 m) Länge {E x und JE 2 ) vor 

 und hinter der Stromuhr, 



2. die Grösse des Widerstandes durch Einschaltung von ein, 

 zwei oder drei Kapillarbündeln variiert. 



Beispiele der erhaltenen Kurven zeigen die Figuren 4 (S. 560) 

 u. 1 (Taf. IX). 



1) Siehe Pflüger 's Arch. Bd. 137 S. 246. 1910. 



