Über die Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit des Blutes etc. 549 



inneren Reibung abwechselnd bei konstantem, durch die Höhe einer 

 Wassersäule gemessenem Druck und bei rhythmischem, durch ein 

 kombiniertes Feder- und Quecksilbermanometer registriertem Druck 

 bestimmt. Dabei ergaben sich Abweichungen von — 1,0 bis + 1,3 °/o 

 (Tab. 11 S. 435), im Mittel also übereinstimmende Werte. Man 

 kann daher sagen, dass wenn überhaupt bei rhythmischem Druck 

 Abweichungen vom Poiseuille' sehen Gesetz auftreten, diese nicht 

 grösser sind als die bei der Bestimmung des Mitteldrucks gemachten 

 Fehler. 



Die Verwendung eines geeichten Widerstandes ist somit ein 

 gutes und bequemes Mittel zur Prüfung der druckregistrierenden 

 Instrumente bezüglich der Angabe des Mitteldrucks, selbstverständlich 

 unter der Voraussetzung, dass in der Bestimmung der Ausflussmenge 

 und in der Eichung des Widerstandes ein sehr kleiner Fehler ge- 

 macht wird. 



In den folgenden Versuchen, in welchen die Durchflussmengen 

 durch die Stromuhr registriert werden, darf dies nicht ohne weiteres 

 vorausgesetzt werden, wenn auch die Fehler der Stromuhr bei der 

 hier durchgeführten Druckmessung (s. S. 542) nur von der Genauig- 

 keit der Eichung abhängen. Wir werden daher die Differenzen, 

 welche zwischen den durch Registrierung von Druck und Stromvolum 

 berechneten und den durch Eichung der Widerstände gefundenen 

 Druckwerten bzw. Durchflussmengen auftreten, als Summe der Fehler 

 der beiden Registrierapparate betrachten 1 ). 



Dabei wird nur die Konstanz der Widerstände vorausgesetzt. 

 Diese haben allerdings im Laufe eines Jahres etwas (um 6 — 8%) 

 zugenommen, vermutlich infolge kleiner Verunreinigungen. In der 

 zweiten Hälfte der Versuche, in welchen die Eichung vor oder nach 

 jedem Versuch wiederholt wurde, kommen aber kleine Abweichungen 

 nur in der vierten Dezimale vor. Die Widerstände dürfen daher 

 innerhalb des einzelnen Versuches als unveränderlich angesehen 

 werden. 



1) Erforderlichen Falles lässt sich die Leistung der Stromuhr durch Wägung 

 der Ausflussmengen ersetzen. Die mit der Verkleinerung der Ausflusszeit einher- 

 gehende Vergrösserung des in der Messung der Ausflussmenge auftretenden 

 Fehlers kann durch Verwendung der bei der Bestimmung der Viskosität des 

 lebenden Blutes von mir angegebenen Wippe (Pflüger 's Arch. Bd. 82 S. 420. 

 1900) beseitigt werden. 



