552 K. Hürthle: 



Die Prüfung der Instrumente besteht nun darin, dass an 

 einem der am Schema registrierten Pulse Mittel druck, Stromvolum 

 und Dauer des Pulses bestimmt und der Quotient Stromvolum/ 

 Druck X Zeit gebildet wird. Dieser stellt dann das v der Glei- 

 chungen I und II (v.p), und seine Differenz gegen das durch Eichung 

 unter konstantem Druck bestimmte v e den Fehler der beiden Re- 

 gistrierinstrumente dar. In den Tab. IV u. V S. 550 u. 551 sind die 

 Messungsergebnisse an einer grösseren Zahl von Einzelpulsen bei 

 Variation der Elastizität und der Widerstände mitgeteilt. Da die- 

 selben Pulse auch zur Kritik der Methode (Abschnitt C III) dienen, 

 sind zur Vermeidung von Wiederholungen schon hier die sämtlichen 

 gemessenen und berechneten Werte angegeben. 



Zum Verständnis der Tabellen sei folgendes bemerkt: Die 

 Elastizitätsbestimmungen der verwendeten Gummischläuche sind oben 

 mitgeteilt, und zwar gilt für die Schläuche der Tab. IV die Eichung 

 der Tab. I a — c S. 544; für die Schläuche der Tab. V die Eichung 

 der Tab. II S. 545. 



Tab. IV enthält die älteren, V die neueren Versuche. In Spalte 3 

 (Stromstärke) ist die Zahl der eingeschalteten Kapillarbündel ( W der 

 Fig. 2 S. 540) angegeben. In den Tab. IV b u. Vb sind die durch 

 Ausmessung der Kurven direkt bestimmten Strom-, Druck- und Zeit- 

 werte mitgeteilt, aus welchen die v- und e- Werte der Tabellen a mit 

 Hilfe der Gleichungen I und II berechnet sind. Die e-Werte 

 (Spalte 7 — 9) bleiben bei der vorliegenden Betrachtung unberück- 

 sichtigt und kommen erst im Abschnitt III zur Erörterung. Für die 

 Leistung der Apparate sind die y-Werte massgebend , nämlich der 

 Vergleich des aus dem Pulse berechneten (Spalte 4) Wertes mit dein 

 durch Eichung ermittelten (Spalte 5). Dieser Vergleich ergibt, dass 

 schon bei den älteren Versuchen die Abweichungen nicht gross 

 sind und im höchsten Falle beim Eiuzelpulse 7,8 % im Mittel in 

 einer Versuchsreihe weniger als 5% betrasen. Dabei ist in einem 

 Teil der Versuche die Abweichung dadurch bedingt, dass der Wider- 

 stand sich geändert hat, dass also die Eichungswerte nicht ganz 

 richtig sind. Tab. V, bei deren Versuchen dieser Fehler vermieden 

 ist, zeigt eine wesentlich geringere Abweichung zwischen beiden 

 Werten ; das Maximum ist 6 °/o (Puls 15) ; der mittlere Fehler beträgt 

 in den einzelnen Versuchsreihen weniger als 4%; im Mittel aus 

 allen Versuchen nur 0,05%, d. h. also: Durch Auswertung 

 der Strom- und Druckkurve sind wir imstande, den 



