Über die Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit des Blutes etc. 553 



Mittel druck und die Stromvolumina während eines 

 Pulsschlages, d. i. in der Zeit von 1 — 2 Sekunden, fast 

 ebenso genau festzustellen wie bei Versuchen mit 

 Messung des konstanten Druckes mit Hilfe einer 

 Wassersäule undWägung der während einer Dauervon 

 5 — 6 Minuten ausfliessenden Mengen; der mittlere Fehler 

 einer Reihe von nur drei Pulsen beträgt weniger als 4°'o und verteilt 

 sich auf zwei Instrumente: Manometer und Stromuhr; der auf den 

 einzelnen Apparat entfallende Fehler muss also noch geringer sein x ) ; 

 denn die Annahme, dass die Fehler des einzelnen Apparates grösser 

 seien als die Messungen ergeben , die Fehler der beiden aber sich 

 bis zu einem gewissen Grade kompensieren, hat keine Wahrscheinlich- 

 keit für sich. 



Die am Schema angestellten Versuche geben uns also die Gewähr, 

 dass die Angaben des Manometers und der Stromuhr den für den 

 vorliegenden Zweck ausreichenden Grad von Genauigkeit besitzen. 



2. Prüfung der Apparate hinsichtlich der Bestimmung 



von Strom volum und Druck in kleinsten Zeitteilchen 



eines Pulsschlages. 



Da es denkbar ist, dass die Apparate zwar die mittleren Werte 

 von Druck und Stromvolum richtig angeben, in den Zeitdifferentialen 

 aber wesentliche Fehler machen — etwa wegen Ungleichförmigkeit 

 der Reibung des Stromuhrkolbens — , so ist eine Prüfung der 

 Leistungen auch in dieser Hinsicht erforderlich. Eine solche wurde 

 nach zwei Methoden vorgenommen: Bei der ersten wurden die 

 Schlaucheicbungen mit Hilfe der Stromuhr (vgl. S. 543) bei stetig- 

 wachsendem Druck zur Untersuchung der Kolbenbewegung in folgender 



^/ v 

 Weise benützt: Bildet man die Quotienten — — in kurzen Zeit- 



J p 



abschnitten im Verlauf der Eichung, so wird man schon aus einer 

 Konstanz oder gesetzmässigen Änderung derselben auf eine ver- 

 lässliche Registrierung schliessen dürfen. Zu einem später mitzu- 



1) Das sind die Versuche, deren Mitteilung ich kürzlich (Pf lüger 's Arch. 

 Bd. 141 S. 404/405) in Aussicht gestellt, und deren Ergebnis ich schon verwendet 

 habe, um die unbegründete Behauptung F r a n k ' s zurückzuweisen, dass das 

 Torsionsmanometer „zur Aufzeichnung jeder — langsamen oder schnellen — 

 Druckschwankung praktisch unbrauchbar" sei. 



