554 



K. Hurt hie: 



teilenden Zweck wurde die Schlauchelastizität aber in einzelnen Ver- 

 suchen (gleichzeitig mit der Volumregistrierung durch die Stromuhr) 

 noch auf andere Weise bestimmt, nämlich durch einen Plethysmo- 

 graphen. Zu diesem Zweck war das zu untersuchende Schlauchstück 

 luftdicht in eine Glasröhre (Vol, Fig. 2 S. 540) eingeschlossen, von 

 der ein Seitenrohr zu einem Piston-Rekorder P — B führte; der 

 Hebel dieses Instrumentes bewegte sich in einem Schlitz des Kastens 

 D des Kymographions K (Fig. 3 a S. 518) etwa 1 cm vom Film 

 entfernt in der Höhe des Stromuhrbildes; der Schatten des Hebels 

 wurde so auf dem empfindlichen Papier fortlaufend abgebildet, aus- 

 genommen in den Zeitpunkten, in welchen er durch den Schatten des 

 Stromuhrkolbens verdeckt war (s. Fig. 1 Taf. IX) ; der Plethysmograph 

 wurde ebenso wie die Stromuhr geeicht. Drückt man dann die 

 Ordinaten der beiden Kurven in gleichem Massstab (Kubikzentimeter) 

 aus, so müssen die an den einzelnen Punkten der beiden Kurven 



zl v 

 gemessenen Quotienten -7— übereinstimmen, falls beide Instrumente 

 J p 



fehlerfrei arbeiten; wie weit dies der Fall ist, zeigt die Tab. VI. 



Tabelle VI. 



/1 v 



Die Quotienten — — der Stromuhr- und Plethysmographen-Eichung des Schlauches 

 von 33 cm Länge und 7,3 mm Durchmesser bei gleichförmig steigendem Druck. 



1 



2 



3 



4 | 5 



6 



Druck- 

 zuwachs 



cm 

 Wasser 



Strom- 

 zuwachs 

 ccm 



Piston- 



Rekorder- 



Zuwachs 



ccm 



Quotient der Spalten 



Differenz 



der 



Quotienten 



5—4 



2 

 1 



3 

 1 



20— 40 



40— 60 



60— 80 



80-100 



100-120 



120-140 



140-160 



160—180 



180—200 



0,00—0,06 

 0,06—0,17 

 0,17—0,31 

 0,31—0,49 

 0,49-0,64 

 0,64—0,80 

 0,80—0,97 

 0,97-1,14 

 1,14—1,33 



0,000-0,062 

 0,062-0,180 

 0,180-0,311 

 0,311-0,455 

 0,455—0,612 

 0,612—0,776 

 0,776-0,943 

 0,943-1,110 

 1,110—1,284 



0,00300 

 0,00550 

 0,00700 

 0,00750 

 0,00750 

 0,00800 

 0,00850 

 0,00850 

 0,00869 



0,00310 

 0,00590 

 0,00655 

 0,00720 

 0,00785 

 0,00820 

 0,00835 

 0,00835 

 0,00870 



— 0,00010 



— 0,00040 

 + 0,00045 

 + 0,00030 



— 0,00035 



— 0,00020 

 + 0,00015 

 + 0,00015 



— 0,00001 



Wie man sieht, liegen die Differenzen der aus der Stromuhr- 

 und Plethysmographenkurve berechneten Quotienten erst in der 

 vierten Dezimale; wir dürfen daher die Übereinstimmung als eine 

 recht befriedigende und als Beweis für die ausreichende Beweglichkeit 

 des Stromuhrkolbens ansehen. 



