Über die Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit des Blutes etc. 555 



Übrigens soll nicht unerwähnt bleiben , dass die erste Volum- 

 eichung dieser Art zu einem abweichenden Ergebnis führte, insofern 

 die Stromuhrwerte durchweg grösser waren als die plethysmo- 

 graphischen. Es stellte sich aber heraus, dass dieses Ergebnis einem 

 Fehler des ohne Flüssigkeitsdichtung arbeitenden Piston-Rekorders 

 zuzuschreiben war, der bei langsamen und gleichförmigen Volum- 

 änderungen etwas Luft zwischen Kolben und Zylinder durchtreten 

 lässt. Bei der Dichtung des Kolbens durch Petroleum verschwand 

 die Abweichung. 



Als zweites Verfahren zur Untersuchung der Beweglichkeit des 

 Stromuhrkolbens wurde die Bestimmung der Quotienten Stromvolum/ 

 Druck während eines Pulsschlages in Abständen von 0,1 Sekunden 

 benützt und zwar bei denjenigen Pulsen, bei welchen zwischen Strom- 

 uhr und Widerstand das elastische Schlauchstück (E 2 der Fig. 2 S. 540) 

 fehlt, das sind die Pulse Nr. 13—18 der Tab. IV S. 550. In diesen 

 ist Proportionalität zwischen Druck und Stromstärke in jedem 

 kleinsten Zeitteilchen zu erwarten *) , während in den anderen Ver- 

 suchen die einfache Beziehung durch die Elastizität des Schlauches 

 gestört wird. Der Quotient Stromvolum/Druck X Zeit muss daher 

 bei den erstgenannten einen unveränderlichen Wert haben. Je ge- 

 nauer die Apparate arbeiten, um so kleiner können wir die Zeit- 

 teilchen wählen, in denen der Quotient bestimmt werden soll. Da 

 der Zeitraum von 0,1 Sekunde für die am Arterienpulse zu treffende 

 Entscheidung ausreichend ist, wurde dieser auch für die vorliegende 

 Untersuchung gewählt. Die folgende Tab. VII enthält das Ergebnis 

 der Ausmessung eines Pulses vom Typus derjenigen der Tab. IV 

 Nr. 13—18. 



Vergleicht man die in Spalte 5 der Tabelle verzeichneten Quo- 

 tienten mit dem mittleren, während des ganzen Pulses gefundenen = 

 0,0158, so zeigt sich, dass zwar in allen Zeitteilchen Abweichungen 

 vorhanden sind, dass diese sich aber nicht in einer bestimmten 

 Richtung bewegen, sondern bald positiv, bald negativ sind. Bei der 

 Beurteilung der Apparate auf Grund dieser Abweichungen ist zu be- 



1) Vorausgesetzt, dass die Proportionalität nicht durch reflektierte Wellen 

 gestört wird; solche waren im Schema mit der benutzten Methode nicht nach- 

 weisbar; die unerwartete Beobachtung wird weiter verfolgt werden. — Zur 

 Vorsicht kann man die Betrachtung auf den von sekundären Wellen freien Teil 

 des absteigenden Schenkels der Druckkurve, d. i. auf die Werte 105 — 35 cm 

 Wasser (Tab. VII) beschränken. 



