i56 



K. Hürthle: 



Tabelle VII. 



Die Quotienten Stromvolum / Druck x Zeit eines Pulsschlages mit den Werten 

 « = 0,0158; e = o in Abständen von 0,1 Sekunden. 













Ab- 







Druck- 



Mittel- 



Strom- 





weichungen 





Dauer 



schwan- 



druck 





Stromvolum 



vom mittl. 







kung 



cm 



volum 



Druck x Zeit 



v = 0,0158 



Bemerkungen 



Sek. 



cm 



Wasser 



Wasser 



ccm 





in 



% 





0,1 



32-200 



116 



0,19 



0,0164 



+ 3,8 \ 



aufsteigender 



Schenkel der 



Druckkurve 



0,06 



200-209 



204,5 



0,19 



0,0155 



- 1,9 | 



0,1 



209—119 



164 



0,27 



0,0165 



+ 4,4 



' 



0,1 



119-146 



132,5 



0,20 



0,0151 



— 4,4 





0,1 



146-109 



127,5 



0,19 



0,0149 



— 5,7 





0,1 



109—105 



107 



0,17 



0,0159 



+ 0,6 





0,1 



105—103 



104 



0,16 



0,0154 



— 2,5 





0,1 



103- 87 



95 



0,16 



0,0168 



+ 6,3 





0,1 



87— 83 



85 



0,13 



0,0153 



— 3,2 





0,1 



83— 77 



80 



0,12 



0,0150 



- 5,1 



absteigender 



0,1 



77— 69 



73 



0,12 



0,0164 



+ 3,8 



> Schenkel der 

 Druckkurve 



0,1 



69— 64 



66,5 



0,11 



0,0165 



+ 4,4 



0,1 



64— 59 



61,5 



0,09 



0,0146 



— 7,6 





0,1 



59— 53 



56 



0,10 



0,0179 



+ 13,3 





0,1 



53— 50 



51,5 



0,08 



0,0155 



- 1,9 





0,1 



50— 46 



48 



0,08 



0,0167 



+ 5,7 





0,1 



46— 42 



44 



0,07 



0,0159 



+ 0,6 





0,1 



42— 39 



40,5 



0,07 



0,0173 



+ 9,5 





0,1 



39— 35 



37 



0,06 



0,0162 



+ 2,5 





denken , dass bei der Stromkurve ein Messungsfehler von 0,1 mm 

 einen Fehler von 12 % des r-Wertes darstellt. Nun kommt aller- 

 dings einmal eine Abweichung vom mittleren v-Wert von 13% vor, 

 die vielleicht nicht ausschliesslich als Messungsfehler betrachtet 

 werden darf, sondern den Apparaten zur Last gelegt werden muss; 

 in allen anderen Messungen aber halten sich die Abweichungen in 

 solchen Grenzen, dass wir die Konstanz der Quotienten während des 

 Pulsschlages als bestätigt und die Leistungen der Apparate als aus- 

 reichend betrachten dürfen , um die Beziehung zwischen Druck und 

 Stromstärke im Laufe eines Pulsschlages festzustellen. 



3. Systolische und diastolische Stromstärke. 



In diesem Zusammenhang soll noch der Nachweis für die 

 Richtigkeit der im Abschnitt B (S. 543) angestellten Überlegungen 

 geführt werden, nach welchen die Verteilung des Stromes auf Systole 

 und Diastole wesentlich von der Elastizität des Systems und von 

 der Lage des untersuchten Querschnittes innerhalb der Bahn abhängt. 



