über die Beobachtuno- und Abbildung dünner Fäden. 91 



Für eine ausführliche Behandlung all dieser Methoden verweisen wir 

 auf einen früheren Aufsatz i), während wir uns jetzt auf die Bemerkung 

 beschränken, daß wir im allgemeinen zwar eine befriedigende Überein- 

 stimmung zwischen den Ergebnissen der unmittelbaren mikroskopischen 

 Messungen und denjenigen der galvanometrischen Berechnungen er- 

 halten haben, daß aber diese letzteren an Sicherheit gegen erstere zurück- 

 stehen. Außerdem ist die unmittelbare mikroskopische Messung die ein- 

 fachste und schnellste, weshalb wir sie am meisten angewandt haben. 



Wir gebrauchten dabei das stärkste Trockenobjektiv von Zeiss, 

 F, num. Apert. 0,90, das durch die Firma zu unserem Behuf für unbe- 

 deckte Gegenstände und große Tubuslänge korrigiert war. Diese ^vurde 

 so gewählt, daß ein Skalenteil des Meßokidars einem fi des Gegenstandes 

 entsprach; die Zehnteln eines Mikrons mußten also geschätzt werden. 

 Die Beleuchtung geschah mittels des Objektivs D, num. Apert. 0,65, 

 womit das Bild einer kleinen, hellen Lichtquelle in der Ebene des Fadens 

 entworfen wm-de. 



Mißt man auf diese Weise einen durchsichtigen Faden, z. B. einen 

 blanken Quarzfaden, so muß man dem Umstände Rechnung tragen, 

 daß er wie eine Zylinderlinse die Lichtstrahlen bricht. Ein blanker 

 Faden von 0,7// oder dicker zeigt bei scharfer Einstellung zwei dunkle 

 Linien, die durch eine helle Linie voneinander getrennt sind. Dieses 

 Bild verbreitert sich sowohl wenn man zu hoch als wenn man zu niedrig 

 einstellt. Aber im ersteren Falle bleibt die helle Linie zwischen den bei- 

 den dunkeln bestehen, während im letzteren Falle die helle Linie ver- 

 schwindet und die beiden dunkeln zu einer einzigen grauen Linie zu- 

 sammenfUeßen. 



Betrachtet man einen blanken Faden von 0,4 // und dünner, so kann 

 man bei scharfer Einstellung keine Verdoppelung mehr beobachten, die 

 jedoch sofort zum Vorschein kommt, sobald man zu hoch einstellt und 

 sich also die Zylinderlinsewirkung des Fadens geltend macht. Für dünne 

 Fäden von 0,1 bis 0,4 ja. besteht keine Schwierigkeit, die genaue Ein- 

 stellung zu finden, da die Güte des Bildes leicht nach der scharfen Be- 

 grenzung der Ränder und dem scheinbaren Drahtdurchmesser beurteüt 

 werden kann. Für Fadendicken vom Grenzwerte 0,5 und 0,6 /* kann man 

 jedoch im Zweifel sein. Äußerst kleine Variationen der Einstellung 

 machen dabei die Verdoppelung erscheinen und verschwinden, während 

 die Ränder ziemlich scharf und die scheinbaren Breiten so gut wie un- 

 verändert bleiben. 



Wie wir erwarten dürfen, ist wegen seiner Durchsichtigkeit das Bild 

 eines blanken Quarzfadens weniger kontrastreich als das eines zer- 



^) Weitere Älitteilungen über das Saitengalvanometer. Analyse der saitengal- 

 vanometrischen Kurven. Maße und Spannung des Quarzfadens und Widerstand ge- 

 gen die Fadenbewegung. Annalend. Physik. 4. Folge.21,483— 514u.665— 700. 1906. 



