über die Beobachtung und Abbildung dünner Fäden. 93 



Fäden, deren Durchmesser kleiner als 0,1 fx sind, werden unter dem 

 Mikroskope nicht als dünner, sondern als weniger schwarz wahrgenom- 

 men. Ihre Dicke kann nicht durch direkte mikroskopische Messung 

 bestimmt werden. 



4. Praktische Bemerkungen über die mikroskopische Ab- 

 bildung und die Photographie. 



Ist ein Faden durchsichtig, so kann bei der gewöhnlichen Beleuchtung 

 der Kontrast der Abbildung niemals groß sein, und wenn man die Aper- 

 tur des Projektionsmikroskops verkleinert, wird der Faden sogar bald 

 unsichtbar 1). 



Bei Anwendung der vollen Apertur des Projektionsmikroskops hat 

 man schon Mühe in einem hellen Felde einen durchsichtigen Faden, 

 deren Dicke wir auf 0,1 bis 0,2 // schätzen, zu sehen. Dagegen kann ein 

 undurchsichtiger Faden von noch geringerer Dicke leicht als eine schwarze 

 Linie wahrgenommen, und wie Abb. 12 zeigt, photographiert werden. 



Eine erste Bedingung zur Erhaltung eines scharfen und kontrast- 

 reichen Bildes ist bekanntlich ein Projektions objektiv von großer Aper- 

 tur. Man kann dafür mit gutem Erfolge die von Zeiss speziell für 

 Saitengalvanometer verfertigten 4 mm Apochromat- Objektive, die man 

 mit den Projektionsokularen 2 oder 4 kombinieren kann, benützen. 

 Selbstverständlich muß man dabei versuchen so gut wie möglich den 

 Anforderungen zu genügen, die im allgemeinen der Abbildung gestellt 

 werden. In einer früheren Abhandlung 2), worin die Anwendung von 

 zwei optisch in Serie aufgestellten Galvanometern beschrieben wurde, 

 haben wir schon auf einige hierauf bezügliche Umstände den Nachdruck 

 gelegt: die Notwendigkeit genauer Zentrierung und völliger Aufhebung 

 der auch in den besten Linsen von Zeiss noch übrigbleibenden chroma- 

 tischen Abweichung. 



Die Weise, auf welche eine genaue Zentrierung erhalten werden kann, 

 haben wir damals ausführlich behandelt. Einige später angebrachte 

 kleine Verbesserungen sind nicht so wertvoll, daß wir sie hier jetzt zu 

 erörtern brauchten. Ebensowenig brauchen wir auf die vollständige 

 Aufhebung der chromatischen Abweichung zurückzukommen, die mit- 

 tels einer durch die Firma Zeiss auf unsere Bitte gefälligst angefertigten 

 Korrektionslinse erzielt wird. 



Es gibt jedoch eine Korrektion, die wir hier nicht übergehen dürfen. 

 Wenn man bei starker Vergrößerung das Bild betrachtet, das von einem 

 Faden auf dem Schirm entworfen wird, wird man in vielen FäUen eine 



^) Siehe den vorhergehenden Paragraph III 3. 



-) Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen mittels zwei 

 oder mehr Galvanometer und ihre Anwendung auf die Elektrokardiographie. 

 Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 164, 167. 1916. 



