Die Eners'ieumwandlunq-en iai Muskel. V. 



151 



andere Hebelarm reichte soweit über die Mitte hinaus (2,5 cm), daß er gut zwischen 

 die Gabel des Halters paßte und daß ein kleines 5 g betragendes Gegengewicht auf 

 dieser Seite festgeschraubt werden konnte, wenn das Übergewicht des langen Hebel- 

 arms verringert werden mußte. Am äußersten Ende trug der lange Arm ein Plättchen 

 aus weichem Eisen, das bei vertikaler Stellung, wie ausder Abbildung ersichtHch, von 

 einem Elektromagneten festgehal- 

 ten wurde. Als Gewichte dienten 

 auswech sslbare zyHndrische Doppel- 

 platten aus Messing (5, 20, 60, 150 g) 

 für verschieden große Belastungen, 

 die nach dem Ergebnis des vorher- 

 gehenden Spannungsversuches an 

 einer bestimmten Stelle der Schiene 

 festgeschraubt wurden. Am Mus- 

 kelhaken M war ein 20 cm langer 

 Mckelindraht befestigt, der den 

 Winkelhebel mit dem Muskelhebel 

 verband. Zu einer großen Zahl von 

 Versuchen diente der auf Abb. 10 

 abgebildete Muskelhalter, späterhin 

 der auf Abb. 14 unterhalb des Träg- 

 heitshebels skizzierte. Beide besaßen 

 eine Stellschraube zur Regulierung 

 der Anfangsspamiung des Muskels; 

 durch sie wurde eine Zerrung beim 

 Zurückschlagen des Winkelhebels 

 verhindert, falls dessen Aufrichtung 

 nicht bis zur Senki-echten geschah. 

 Der erstere Muskelhalter gestattete 

 jedoch nicht, die Muskeln in ver- 

 schieden temperierte Lösungen zu 

 versenken. Da sich die Untersu- 

 chung bei verschiedenen Tempera- 

 turen als sehr wichtig erwies, so 

 wurde ein Kühlergefäß, wie in der 

 Abb. 10 gezeichnet, oberhalb des 

 Muskels befestigt und während des 

 Versuches gekühlte bezw. erwärmte 



blausäurehaltige Ringerlösung 

 dauernd über ihn herablaufen ge- 

 lassen. Die Temperatur des Mus- 

 kels war natürHch so nicht genau 

 festzuhalten. Der späterhin ver- 

 wandte Hebel Abb. 14, der in allen 

 seinen Teilen verschiebbar, aber 

 gleichzeitig sehr stabil gebaut war, 



ermögUchte ein direktes Eintauchen des Muskels in das Kühlergefäß. Mit 

 ihm konnten auch Versuche unmittelbar in der Nähe von 0° ausgeführt 

 werden. Der Abstand des Muskels vom Winkelhebel war so lang gewählt, 

 damit der Muskel bei Drehung des Kreuzes immer mögüchst genau senkrecht 

 nach abwärts zog. Durch Benutzung verschiedener Löcher des Muskelhebels 

 konnte eine Übertragung der Verkürzungsstrecke auls 1,5 — 4fache stattfinden. 

 Der Muskelhebel konnte seine Bewegungen mit einer Schreibfeder auf ein Kymo- 



Abb. 10. Winkelhebel in der Versuchsanordnung. 

 G Gewicht, M verschiebbarer Haken für den 

 Muskeldraht, // Gecengewicht, S Justierschraube, 

 E Elektromagnet, C Rahmen mit Millimeter- 

 papier, F Kühlergefäß, li Muskelhebel, I Hart- 

 gummiisolation des Muskelhalters. 



