236 



J. H. 0. Reijs : 



glaubte, daß man sich nicht für mehr interessiere. Bethe und Frank 

 pubhzieren Kurven von verschiedenen Armbewegungen. 



Um meine Definition der absoluten Kraft vervollständigen zu können, habe 

 ich diese Messungen der wechselnden Kraft bei verschiedenen Bewegungen wieder- 

 holt, und ich habe mir dazu ein Dynamometer konstruiert, das einige Ähnlichkeit 

 mit dem von Herz hat. Dieses Dynamometer (Abb. 1) besteht aus dem Stativ A, 

 auf dem das Rad B montiert ist, welches 60 Löcher enthält, in der Weise, 

 daß der Abstand zwischen zwei Löchern 6° beträgt. Eine Krücke C, die sich um 

 die Achse des Rades bewegen kann, kann nun mittels eines Stiftes in jedes der 



Löcher befestigt und mittels der Schrauben- 

 mutter D befestigt werden. Auf diese 

 Krücke kann ein Handgriff E in verschie- 

 denen Abständen des Mittelpunktes fest- 

 geschraubt werden. Unter dem Rade B 

 hegt ein viel kleineres Rad F, daran der 

 Schwengel G mit dem Laufgewicht H und 

 einem Zeiger I, der «ich über einen Grad- 

 bogen K bewegt. Eine Schnur L ist nun so 

 um die Räder B und F geschlagen und auf 

 letzteres mit einem Stift M befestigt, daß, 

 nach welcher Richtung B auch dreht, F 

 immer in derselben Richtung gedreht wird, 

 so daß der Zeiger sich immer über den Grad- 

 bogen bewegt. Die Ki-aft des Schwengels G 

 nimmt dann zu wie der Sinus des Devia- 

 tionswinkels. Durch den großen Unterschied 

 der Peripherie zvvdschen B und F (resp. 1615 

 und 135 mm, also me 12 : 1) wird nun 

 infolge einer kleinen Drehung von B, F eine 

 große Drehung machen und der Widerstand 

 nimmt schnell zu. Die zu prüfende Person 

 wird nun so aufgestellt, daß die Achse des 

 zu untersuchenden Gelenkes z. B. des Ell- 

 bogengelenkes genau die Verlängerung der 

 Achse B bildet, Dann wird der Stand des 

 in Ruhe bleibenden Teiles, in diesem Falle des Oberarmes, hinsichtlich des 

 Rades B abgelesen. Dann wird der Handgriff E so gestellt, daß die Person den- 

 selben leicht umfassen kann. Darauf wird die Krücke C in den Stand gebracht, 

 von dem man die Kraft untersuchen will, dieser Stand wird aufgezeichnet sowie 

 der des Handgriffes E auf der Krücke. Während nun der Oberarin gut fixiert 

 ist und man auch den Füßen oder dem Rücken die notwendige Stütze gegeben 

 hat, biegt die zu prüfende Person den Ai'm, augenbhcklich schlägt der Zeiger I 

 aus, und. durch eine kaum wahrnehmbare Drehung im Ellbogengelenke erreicht 

 der Schwengel eine große Kraft. Es wird gewissenhaft dafür gesorgt, daß die 

 Person langsam und gleichmäßig die Bewegung ausführt. 



Der Stand des Zeigers wird verzeichnet und dieser Wert durch 

 Eichung zu der Anzahl Kilogramm zurückgebracht, die auf den Hand- 

 griff E wirken, oder was noch einfacher ist und gleich genau, der Sinus 

 des Deviationswinkels wird statt des Winkels selb°t genommen. Denn es war 

 mir bei all diesen Proben vielmehr um die relativen Werte als um die absoluten 

 Kräfte zu tun. 



Abb. 1. 



