273 



Prüfung" 

 und Eichung' des S ah li' sehen Hämometers. 



I. Teil: 

 Älteres flämometer. 



Von 

 Prof. Dr. K. Bürker in Tübingen. 



(Hierzu Tafel XIII.) 



Inhaltsverzeichnis. _ .. 



Seite 



1. Einleitung 273 



2. Das Sahli'sche Hämometer und seine Anwendung 274 



3. Prüfung der Standardlösung mit Hilfe der Spektroskopie, Spektrographie 



und Spektrophotometrie 277 



4. Eichung des Hämometers auf absolute Hämoglobinwerte mit Hilfe der 

 Spektrophotometrie 286 



1. Einleitung. 



Die kolorimetrischen Methoden zur quantitativen Bestimmung 

 des Hämoglobins können nur dann als einwandfrei bezeichnet werden, 

 wenn als Vergleichslösung eine Lösung des Blutfarbstoffes selbst 

 verwendet wird. Zwar kann eine Pikrokarminlösung oder gefärbtes 

 Glas im Farbenton und in der Farbenstärke einer Oxyhämoglobin- 

 lösung von bekanntem Gehalte, wenn auch nur unter grossen Schwierig- 

 keiten, praktisch gleich gemacht werden, aber die Gleichheit besteht 

 dann nur bei einer bestimmten Beleuchtung; wechselt der Ton der 

 Beleuchtung, indem Strahlen anderer Wellenlänge das Licht zu- 

 zusammensetzen, dann geht die Übereinstimmung verloren. Die 

 Pikrokarminlösung ist ferner nur beschränkt haltbar, sie nimmt 

 mit der Zeit einen gelblichen Farbenton an. 



Da es nun bis jetzt noch nicht gelungen ist, eine Oxyhämoglobin- 

 i lösung haltbar herzustellen, diese sich vielmehr nach einiger Zeit 

 in eine Methämoglobinlösung oder, wenn Gelegenheit zur Reduktion 

 gegeben ist, in eine Lösung von reduziertem Hämoglobin verwandelt, 

 so war man zur Farbenvergleichung auf resistentere Hämoglobin- 

 derivate, wie Kohlenoxydhämoglobin , Methämoglobin, saures Hä- 



