274 K. Bürker: 



matin, und auf die Umwandlung des zu bestimmenden Oxyhämo- 

 globins in das betreffende Derivat ohne Änderung der Konzentration 

 der Farbstoffgruppe angewiesen. So fand eine Kohlenoxyd- 

 hämoglobinlösung bei der kolorimetrischen Doppelpipette von F. 

 Hoppe-Seyler 1 ), der modifizierten Doppelpipette von P. Giacosa 2 ), 

 dem Hämoglobinometer von E. Nebelthau 3 ), dem Hämoglobino- 

 meter von J. Haidane 4 ) und dem Chrom ophotometer und Kolbenkeil - 

 hämoglobinometer von J. Plesch 5 ) Anwendung, eine Methämoglobin- 

 lösung bei dem Hämoglobinometer von W. Zangemeister 6 ), eine 

 salzsaure Hämatinlösung bei dem Hämometer von H. Sahli 7 ) 8 ). 



Über die Prüfung und Eichung des letzteren Apparates, der 

 zurzeit vielfach Verwendung findet, soll im folgenden berichtet werden. 



2. Das Sahli' sehe Hämometer und seine Anwendung. 



Mit dem Sahli'schen Hämometer wird das Hämoglobin 

 im Blute jn Anlehnung an die Methode von W. R. Gowers 9 ) in 

 folgender Weise zweckmässig bestimmt. 



1) H. Thierfelder, Felix Hoppe-Seyler's Handbuch der physio- 

 logisch- und pathologisch - chemischen Analyse , 7. Aufl. , S. 495. Verlag von 

 A. Hirschwald, Berlin 1903. 



2) P. Giacosa, Der Hämoglobingehalt des Blutes in grossen Höhen. 

 Zeitschr. f. physiol. Chemie Bd. 23, S. 328. 1897. 



3) E. Nebelthau, Demonstration eines Apparates zur Bestimmung des 

 Hämoglobins. Verhandl. d. Kongr. f. innere Med., 15. Kongr., S. 557. 1897. 



4) J. Haidane, The colorimetric determination of haemoglobin. Foster's 

 und Langley's The journ. of Physiol. Bd. 26, S. 497. 1901. 



5) J. Plesch, Chromophotometer, ein neuer Apparat zur Bestimmung der 

 Konzentration von Farblösungen, besonders zur Feststellung der Hämoglobin- 

 konzentration und der Menge des Blutes bei Lebenden. Zeitschr. f. klin. Med. 

 Bd. 63, S. 472. 1907 und Der Kolbenkeilbämoglobinometer, ein neuer Apparat zur 

 funkt. Hämoglobinbestimmung. Münch. med. Wochenschr. Jahrg. 57, S. 406. 1910. 



6) W. Zangemeister, Ein Apparat für kolorimetrische Messungen, ins- 

 besondere für quantitative Hämoglobinbestimmungen. Kühne's und Voit's 

 Zeitschr. f. Biol. Bd. 33, S. 72. 1896. 



7) H. Sahli, Neues Hämometer. Sahli's Lehrb. d. klin. Untersuchungs- 

 methoden, 5. Aufl., S. 845. Verlag von F. Deuticke, Leipzig und Wien 1909. 



8) Die genannten Apparate, ausser dem Kolbenkeilhämoglobinometer, findet 

 man abgebildet und die entsprechenden Methoden beschrieben bei K. Bürker, 

 Gewinnung, qualitative und quantitative Bestimmung des Hämoglobins. Tiger- 

 stedt's Handb. d. physiol. Methodik Bd. 2, Abt. 1, S. 259 f. 



9) W. K. Gowers, An apparatus for the clinical estimation of haemoglobin. 

 Transactions of tbe clinical society of London Bd. 12, S. 64. 1879. 



