Prüfung und Eichung des Sahli 7 sehen Hämometers. I. 277 



kommt und das zähere Glyzerin einer Durchmischung mit Hilfe des 

 Glaskügelchens hinderlich ist. 



Neuerdings , seit 1910, lässt Sahli seinem Hämometer eine 

 salzsaure Hämatinlösung beigeben, welche sich noch als geeigneter 

 zur Farbenvergleichung erwiesen hat wie die ältere Lösung. 



Die mit Hilfe der salzsauren Hämatinlösung durchführbare quanti- 

 tative Hämoglobinbestimmung nach Sahli muss als eine insbesondere 

 für den Praktiker recht geeignete kolorimetrische Methode bezeichnet 

 werden, wenn die durch verschiedene Manipulationen im grossen her- 

 gestellte Vergleiehslösung in der Tat mit der zu untersuchenden frischen 

 Blutlösung qualitativ übereinstimmt und wenn die Vergleichslösung* 

 sich als haltbar erweist. Die Methode wird ferner noch gewinnen, wenn 

 der Apparat auf absolute Hämoglobinwerte geeicht ist, was bis jetzt 

 noch nicht der Fall ist. 



Die folgende Prüfung undEichung der Vergleichs- 

 lösung bezieht sich zunächst auf die ältere salzsaure 

 Hämatinlösung; es sind mit dieser als Vergleichslösung bisher 

 so viele Hämoglobinbestimmungen angestellt worden und werden 

 wohl noch angestellt, dass eine Konstatierung darüber, was man von 

 diesen Bestimmungen zu halten hat, unbedingt nötig ist. Eine zweite, 

 später erscheinende, Mitteilung soll sich mit der Prüfung und Eichung 

 der neuen Vergleichslösung befassen. 



3. Prüfung der Standardlösung mit Hilfe der Spektroskopie, 

 Spektrographie und Spektrophotometrie. 



Die qualitative Untersuchung der Standardlösung und ihre Ver- 

 gleichung mit der frisch aus dem Blute dargestellten sauren Hämatin- 

 lösung wurde auf spektroskopischem, spektrographischem und spektro- 

 photometrischem Wege vorgenommen. 



Zur Spektroskopie und Spektrographie wurde der vom 

 Verfasser 1 ) angegebene kleine Universalspektralapparat benutzt. Als 

 Lichtquelle diente im ersteren Falle zerstreutes Sonnenlicht, im 

 letzteren Falle direktes Sonnenlicht, das durch einen Heliostaten in 

 den Apparat geleitet wurde. Mit Hülfe des Albr echt' sehen Glas- 

 körpers werden im Apparate, falls das nötige Licht von einer einiger- 

 massen gleichmässig beleuchteten Fläche kommt, zwei völlig überein- 

 stimmende Spektren erzeugt, welche nur durch eine feine Linie 



1) K. Bürker, Ein kleiner Universalspektralapparat. Kossel's Zeitschr. 

 f. physiol. Chemie ßd. 63, S, 295. 1909. 



