Prüfung und Eichung des Sahli'schen Hämometers. I. 283 



, _ - 2 logcos 78,28 1,384 _ 

 is 1,510 1,510 ' 



-2 logcos 75 ,83 1,222 



£fe _ l^Tö _ Wo ~ °' 809 



und das Extinktionsverhältnis 



— ^ = 1,13. 



Als Mittel aus beiden Bestimmungen ergibt sich also s' ts zu 0,919, e fs zu 

 0,812, die Abweichungen vom Mittelwerte betragen nur ± 0,002 bzw. ± 0,003, 

 liegen also innerhalb der Fehlergrenzen, da sich der Extinktionskoeffizient nur 

 auf etwa 1% genau bestimmen lässt. Die Übereinstimmung der Extinktions- 

 verhältnisse ist eine vollkommene. 



Aus dem Versuche er gibt sich also, dass die spektro- 

 photometrische Methode zur qualitativen und quan- 

 titativen Untersuchung dersalzsauren Hämatinlösung 

 benutzt werden kann, da das Absorptionsgesetz auch für diese 

 Lösung in den in Betracht kommenden Grenzen Gültigkeit hat. 



Es bestehen daher auch die Resultate einer qualita- 

 ! tiven spektrophotometrischen Untersuchung zu Recht, 

 welche schon vor einem Jahre an einem grösseren Quantum 

 Sahli'scher Vergleichslösung, wie sie früher zur Füllung der 

 Hämometerröhrchen diente, gewonnen wurden. Die Lösung wurde Ver- 

 fasser am 12. Februar 1910 von Herrn Professor Sahli übersandt, sie 

 wurde sofort einer eingehenden Prüfung unterzogen, die sich deshalb 

 eingehend gestaltete, weil es sich zugleich auch um Auswertung der 

 Lösung zu quantitativen Zwecken handelte. Die Prüfung wurde in 

 ; der Zeit vom 12. — 16. Februar mit einem im hiesigen physiologisch- 

 chemischen Institute befindlichen, von Hüfner selbst noch geprüften, 

 ganz gleich gebauten, Apparate vorgenommen, da der jetzt dem 

 hiesigen physiologischen Institute gehörige Apparat damals noch nicht 

 fertig war. Der Verfasser ist Herrn Professor Dr. Thierfelder 

 für die Überlassung des Apparates zu besonderem Danke verpflichtet. 



Die folgende Tabelle (S. 284) enthält die Resultate der in den 

 Wellenlängengebieten 534,0 — 542,0 und 556,5 — 564,5 fifi angestellten 

 Untersuchungen. 



Jeder Extinktionskoeffizient ist durch zehn Einzeleinstellungen 

 des analysierenden Nikols ermittelt; es gründet sich also der Mittel- 

 wert von e'ts und E ts auf je 100 Einzeleinstellungen. Die grössten 

 Abweichungen vom Mittelwerte betragen bei s' ts + 0,004 und 

 — 0,003, bei e&, wenn von dem ganz aus der Reihe herausfallenden 



