290 K. Bürker: Prüfung und Eichung des Sahli'schen Hämometers. I. 



Jahres 1910 abgegebene, Standardlösung einige Monate lang haltbar 

 ist und während dieser Zeit mit frisch hergestellter salzsaurer 

 Hämatinlösung übereinstimmt, dann aber abblasst. Die neuerdings 

 hergestellte Standardlösung ist viel haltbarer, während einer 8 Monate 

 lang dauernden Beobachtung konnte ein Abblassen dieser Lösung 

 nicht beobachtet werden. 



Da zwischen der älteren Standardlösung und der in bezug auf 

 die Farbstoffgruppe gleich konzentrierten Oxyhämoglobinlösung eine 

 spektrophotometrisch ermittelte feste Beziehung besteht, so kann diese 

 Standardlösung durch Bestimmung ihres Extinktionskoeffizienten jeder- 

 zeit leicht auf absolute Hämoglobinwerte geeicht werden; es ist zu 

 erwarten, dass dies in noch höherem Maasse von der neueren 

 Standardlösung gilt. 



Tafelerklärung. 



Fig. 1. Oben: Spektrum des frisch hergestellten salzsauren Hämatins. 



Unten: Spektrum des Oxyhämoglobins bei derselben Konzentration der 

 Farbstoffgruppe. 

 Fig. 2. Oben: Spektrum der Staudardlösung des Sahli'schen Hämometers. 



Unten: Spektrum des irisch hergestellten salzsauren Hämatins. 



