Über weitere Verbesserungen der Methode zur Zählung etc. 339 



6. Weil es beim Durchtritt des verdünnten Blutes durch die 

 enge Messkapillare hindurch zur Entmischung kommen kann, und 

 weil zugleich die Übertragung des ausgeblasenen Tropfens in den 

 Zählraum mit Schwierigkeiten verknüpft ist insofern, als die Grösse 

 des Tropfens richtig bemessen und das gleichzeitige Eindringen von 

 Luftbläschen verhindert werden muss. 



AnStelle des Melangeurs ist daher eine besondere Pipette 

 zur Abmessung des Blutes und eine besondere Pipette 

 zur Abmessung der Verdünn ungsflüssigkeit getreten, 

 welche C. Zeiss in Jena nach Angaben des Verfassers anfertigt. 



Bei der Konstruktion der Pipetten waren Erwägungen mass- 

 gebend, welche schon F. Miescher 1 ) angestellt hat. 



Die Spitze der Pipette zur Abmessung des Blutes 

 (Fig. 1, S. 340, obere Pipette) ist nicht matt geschliffen, sondern poliert, 

 um sicher entscheiden zu können, ob die eingesaugte Blutsäule auch 

 genau bis zur Spitze reicht. Die Marke zur Abgrenzung der Blut- 

 säule am anderen Ende ist ringförmig gestaltet, in die Ebene 

 des Ringes wird der Meniskus der Blutsäule eingestellt und so 

 falsche Abmessung durch parallaktische Verschiebung vermieden. 

 Der abgegrenzte, 25 cmm entsprechende, Raum der Messkapillare soll 

 etwa 80 — 90 mm lang sein. Etwas oberhalb der Ringmarke er- 

 weitert sich der Binnenraum der Pipette, was wegen der Reinigung 

 notwendig ist. 



Die Pipette zur Abmessung der Verdünnungs- 

 flüssigkeit (Fig. 1, S. 340, mittlere Pipette) ist des grösseren Quan- 

 tums dieser Flüssigkeit wegen mit einer Ampulle versehen, deren 

 Wandstärke nicht erheblich kleiner als die der von der Ampulle 

 entspringenden Kapillaren sein soll. Die Spitze der einen mit der 

 Ampulle verbundenen Kapillare ist gleichfalls poliert, die andere, 

 vod der Ampulle entspringende, Kapillare trägt die Marke und er- 

 weitert sich erst etwas oberhalb der Marke. Wie bei der Blut- 

 pipette ist auch diese Marke eine Ringmarke. Die Pipette ist eine 

 Auslaufpipette und liefert bei Zimmertemperatur 4975 cmm Ver- 

 dünnungsflüssigkeit. Werden dazu 25 cmm Blut gefügt, dann ist 

 dieses 200 fach verdünnt. 



1) F. Miescher, Bemerkungen über eine verbesserte Form der Misch- 

 pipette und ihren Einfluss auf die Genauigkeit der Blutkörperzählung. Korre- 

 spondenzblatt für Schweizer Ärzte Jahrg. 23, S. 830. 1893. 



Pflüger '3 Archiv für Physiologie. Bd. 142. 23 



