Über weitere Verbesserungen der Methode zur Zählung etc. 341 



Sublimatgehalt vorgebeugt. Die Lösung ist freilich spezifisch viel 

 leichter als die in ihr suspendierten roten Blutköperchen (Dichte 

 1,015 gegen etwa 1,090), wodurch es leicht zur Entmischung kommt, 

 aber die Differenz in den Dichten ist andererseits notwendig, damit 

 sich die roten Blutkörperchen nach Füllung des Zählraumes rasch 

 auf das Zählnetz senken und dort möglichst unbeweglich verharren. 



Von den Kölbchen, in welchen nach Einfüllung der Ver- 

 dünnungsflüssigkeit und des Blutes die Mischung vorgenommen 

 wird, sind zwei in Fig. 1, (S. 340), rechts und links von der Zähl- 

 kammer, abgebildet. Ecken und Kanten sind möglichst vermieden. Die 

 Blutkörperchen setzen sich nach einiger Zeit am Boden dort, wo er 

 am tiefsten ist, ab und können durch passendes Schwenken des Kölb- 

 chens jederzeit leicht wieder in der Verdünnungsflüssigkeit verteilt 

 werden. Ein Stopfen, der nicht benetzt wird — paraffinierter Kork- 

 stopfen oder sauberer Korkstopfen allein — verschliesst nach der 

 Füllung das Kölbchen, welches auf ein mit passender Vertiefung 

 versehenes Holzgestell aufrecht hingestellt wird. Man hält sich 

 mehrere solcher Kölbchen vorrätig. 



Die vom Verfasser angegebene Zählkammer ist in der neue- 

 sten Form in Fig. 1 (S. 340), oben abgebildet. Die Kammer ist mit 

 einer optischen Interferenzmethode *)', welche Änderungen der Kammer- 

 höhe bis auf V300000 mm genau zu messen gestattet, geprüft und ein- 

 wandfrei befunden worden. Der bisher meist benutzten Thoma- 

 Zeiss' sehen Kammer dagegen haftet, wie zuerst W. Brünings 2 ), 

 dann auch der Verfasser 3 ) nachgewiesen hat, eine ganze Eeihe von 

 Fehlern an, wodurch der Anlass zur Konstruktion der neuen Kammer 

 gegeben war. 



Bisher wurden die Klammern, welche bei der Kammer des Ver- 

 fassers das Deckglas aufgedrückt halten, in Bohrungen des gläsernen 

 Objektträgers eingefügt. Da es technisch schwierig ist, diese Bohrungen 

 herzustellen und die Klammern einzupassen, da ferner das Glas am 

 Rande der Bohrung bei unvorsichtiger Handhabung ausbrechen kann, 

 hat Verfasser Lager aus Met all, in welchen die Klammern 



1) Siehe K. Bürker, Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas. 

 Dieses Archiv Bd. 105, S. 493. 1904. 



2) W. Brünings, Ein neuer Apparat für Blutkörperchenzählung. Dieses 

 Archiv Bd. 93, S. 377. 1903. 



3) K. Bürker, Die Thoma-Zeiss'sche Zählkammer. In der unter An- 

 merkung 1 genannten Arbeit S. 481. 



23* 



