342 K- Bürker: 



Halt finden, in die Objektträger einkitten lassen. Diese Lager 

 haben sich sehr bewährt. 



An Stelle des Deckglases mit rechteckigem und matt gehaltenem 

 Rande ist ein Deckglas getreten, das an den langen Seiten mit 

 abgerundetem und poliertem Rande versehen ist, um das 

 Eindringen des verdünnten Blutes in den Zählraum möglichst un- 

 gehemmt vor sich gehen zu lassen. 



Von ganz besonderer Bedeutung ist, dass die Füllung der 

 Zählkammer mit dem verdünnten Blute nach vorheriger gleich- 

 massiger Verteilung der Blutkörperchen in der Verdünnungsflüssig- 

 keit rasch vorgenommen werden kann, um der Entmischung infolge 

 des grossen Senkungsbestrebens der roten Blutkörperchen in der 

 spezifisch viel leichteren Verdünnungsflüssigkeit vorzubeugen. Diese 

 rasche Füllung ist dadurch ermöglicht, dass das Deckglas schon vor 

 dem Einbringen des verdünnten Blutes in aller Ruhe unter Er- 

 zeugung schönster Newton' scher Streifen, sogar 1. Ordnung 1 ), 

 aufgeschoben wird und durch die Klammern in dieser Lage erhalten 

 bleibt, was wichtig ist, weil nur bei Erzeugung und Erhaltung 

 New ton' scher Streifen die Kammerhöhe von 0,100 mm, wie sie 

 sein soll, garantiert ist. 



Die Übertragung des verdünnten Blutes aus dem 

 Mischkölbchen in den Zählraum wird jetzt mit einer relativ 

 weiten Pipette (Fig. 1, S. 340, unterste Pipette) vorgenommen. Die 

 Pipette wird aus einem Glasrohr von etwa 5 mm lichtem Durchmesser 

 und 0,5 mm Wandstärke dadurch hergestellt, dass das Glasrohr an 

 dem einen Ende bis auf 1 mm lichten Durchmesser ausgezogen wird. 

 Etwa 3 cm von der Stelle entfernt, wo die Verjüngung des Glas- 

 rohres beginnt, wird mit dem Glasmesser ein feiner Strich gezogen, 

 abgebrochen und die Bruchfläche auf Schmirgelpapier glatt geschliffen. 

 Die ganze Pipette soll etwa 15 cm lang sein. Auf das nicht ver- 

 jüngte Ende der Pipette wird ein zylindrisches Gummikäppchen so 

 aufgeschoben, dass der obere Rand des Käppchens von dem oberen 

 Glasrand der Pipette etwa 3 mm entfernt ist. Zwei solcher Pipetten 

 hält man sich vorrätig, die eine dient zur Füllung der einen, die 

 andere zur Füllung der andern Abteilung der Zählkammer 2 ). 



1) Siehe F. Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik, 8. Aufl., 

 S. 476. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1896. 



2) Der ganze Zählapparat kann von C. Zeiss, optische Werkstätte in Jena, 

 bezogen werden« 



