348 K - Bürker: 



des Mundstückes und Schlauches der Pipette Luft hindurchsaugt, 

 aber nicht hindurchblässt , worauf die Pipette mit der Spitze nach 

 abwärts in das Glas neben die Verdünnungspipette aufrecht hin- 

 gestellt wird. Bei beiden Pipetten verhindern die aufgesteckten und 

 umgebogenen Schläuche ein Eindringen von Staub in den Binnen- 

 raum der Pipetten. Von Zeit zu Zeit werden beide Pipetten ein- 

 gehender mit konzentrierter Schwefelsäure, in welcher man etwas 

 Kaliumbichromat aufgelöst hat, gereinigt 1 ). 



Übertragung des verdünnten Blutes in die 

 Zählkammer. 



Die auseinandergenommene, mit destilliertem Wasser und Äther- 

 alkohol gereinigte und mit einem möglichst fäserchenfreien Tuche 

 getrocknete Zählkammer samt Deckglas wird auf schwarzer Unter- 

 lage mit einem feinen Haarpinsel von Stäubchen befreit. Dann 

 wird das Deckglas, während die beiden Zeigefinger es gegen die i 

 Unterlage andrücken, mit den beiden Daumen aufgeschoben und 

 durch die Klammern so aufgedrückt, dass über den Deckglas- 

 unterlagen überall Newton'sche Streifen, möglichst 1. Ordnung 

 (schwarze und braune) zu sehen sind. Darauf wird die Kammer 

 auf einem Justiertischchen oder noch besser auf dem Objekttisch 

 des Mikroskopes unter Kontrolle mit der Wasserwage horizontal 

 gelagert und nunmehr zur Füllung geschritten. 



Zu dem Zwecke wird das verdünnte Blut durch das beschriebene 

 Hin- und Herschwenken des Kölbchens sorgfältig während 2 Minuten 

 gemischt. Dann wird das Kölbchen, mit dem Halse dem Unter- 

 sucher zugewendet, in nächster Nähe der Zählkammer auf eine 

 schwarze Unterlage hingestellt und abgewartet, bis die wolkige 

 Trübung einer gleichmässigen Platz gemacht hat. Darauf wird eine 

 Übertragungspipette gefasst, mit der Spitze, während ein gelinder 

 Druck auf das Gummikäppchen ausgeübt wird, in das verdünnte 

 Blut eingegangen, mit dem Drucke langsam nachgelassen und dadurch I 

 bewirkt, dass etwas verdünntes Blut langsam in die Pipette ein- i- 

 steigt. Sofort wird die Pipette vorsichtig herausgezogen, die Spitze f 

 sogleich auf den vorragenden Teil der einen Abteilung der Zähl- I 



1) Siehe W. Ostwald und R. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Aus- 

 führung physiko-chemischer Messungen, 2. Aufl., S. 135. Verlag von W. Engel- 

 mann, Leipzig 1902 



