Über weitere Verbesserungen der Methode zur Zählung etc. 349 



fläche aufgesetzt , ein leicht zunehmender Druck auf das Gummi- 

 käppchen ausgeübt, bis das verdünnte Blut gerade das Deckglas 

 erreicht, worauf mit dem Druck nachgelassen wird. Die Füllung 

 erfolgt dann momentan. 



Jetzt wird die Übertragungspipette völlig ausgeblasen, mit etwas 

 Wasser gefüllt und mit der Spitze voran in ein Glas mit Wasser 

 aufrecht hingestellt. Darauf wird das in dem Kölbchen befindliche 

 verdünnte Blut wieder 2 Minuten lang gemischt und mit einer andern 

 Pipette die Füllung der zweiten Abteilung der Zählkammer in der 

 gleichen Weise vorgenommen, worauf man die Kammer ruhig stehen 

 lässt, bis sich die Blutkörperchen auf die Zählfläche gesenkt haben, 

 was nach 1 Minute geschehen ist. 



Während des Senkens reinigt man die Übertragungspipetten 

 an dem betreffenden Ende, indem man mehrere Male destilliertes 

 Wasser mit Hilfe des Gummikäppchens einsaugt und ausblässt, die 

 Wasserreste durch Ätheralkohol beseitigt und den Binnenraum mit 

 Hilfe eines durchgesaugten Luftstromes trocknet. Von Zeit zu Zeit 

 empfiehlt sich eine mechanische Reinigung mit einer Feder und eine 

 ehemische mit konzentrierter Schwefelsäure und etwas Kalium- 

 bichromat x ). 



Hat man die Zählkammer nicht auf dem Objekttische des Mikro- 

 skopes selbst gefüllt, sondern auf einem Justiertischchen, so kann 

 man sie bei möglichst horizontaler Haltung, ohne eine in Betracht 

 kommende Verschiebung der Blutkörperchen nach der Senkung be- 

 fürchten zu müssen, auf den Objekttisch des Mikroskopes übertragen. 



Prüfung auf gleichmässige Verteilung der 

 Blutkörperchen. 



Diese Prüfung wird so vorgenommen, dass man bei weitgeöffneter 

 Blende die Zählfläche von unten her mit dem Spiegel des Mikro- 

 skopes beleuchtet. Bei seitlichem Blick auf die Zählfläche sieht man 

 über ihr mit blossem Auge eine von den Blutkörperchen herrührende 

 „ Trübung. Ungleichmässigkeiten in der Verteilung äussern sich sofort 

 dadurch, dass diese Trübung keine regelmässige ist, in welchem 

 i Falle eine neue Füllung vorgenommen werden muss. Ist eine Ab- 

 teilung gut gefüllt, die andere schlecht, so zählt man erstere durch, 

 bevor man von neuem füllt. 



1) Siehe S. 348, Anm. 1. 



