350 K- Bürker: 



Zählung und Berechnung. 



Zur Zählung, die man bei Zimmertemperatur vornimmt, ist 

 ein in zwei zueinander senkrechten Richtungen verschiebbarer Objekt- 

 tisch unentbehrlich. Man beginnt mit der Zählung bei etwa 320facher 

 Vergrösserung in der linken oberen Ecke des Zählnetzes, zählt die 

 roten Blutköperchen in den kleinen Quadraten der Transversalreihen 

 von V400 qmm nach einer der T h m a ' sehen Regel analogen Regel 

 (S. 343) nacheinander durch, wobei man zu beachten hat, dass die 

 Lymphocyten etwa gleich gross wie die roten Blutkörperchen sind, 

 und trägt die gefundenen Zahlen in die entsprechenden Quadrate 

 der Schemata ein. Dabei muss man sich daran gewöhnen, innerhalb 

 der Quadrate bestimmte Gruppenbilder von roten Blutkörperchen 

 als Zahlenbilder aufzufassen und nicht jedes einzelne Blutkörperchen 

 einer Gruppe zu zählen, man arbeitet so rascher und sicherer. 

 Typisch ist z. B. , dass ein Blutkörperchen von vier anderen um- 

 geben ist, so dass sich beim Anblicke dieses Bildes sofort die Zahl 5 

 aufdrängt. Nach dem Eintragen des Zählresultates in das ent- 

 sprechende Quadrat des Schemas überfliegt der Blick zur Kontrolle 

 noch rasch einmal das Quadrat der Zählfläche, bevor ein neues zur 

 Zählung eingestellt wird. 



Man zählt bei der 200 fachen Verdünnung immer 80 Quadrate 

 oder ein Mehrfaches von 80 Quadraten durch, und zwar immer von 

 der Gesamtzahl der Quadrate die eine Hälfte in der einen, die 

 andere in der anderen Abteilung der Zählkammer. Für genauere 

 Versuche zählt man zweimal 80 Quadrate in der einen und eben- 

 soviel in der anderen Abteilung der Kammer. Indem man die in 

 die Quadrate der Schemata eingetragenen Zählresultate reihenweise 

 addiert, ergibt sich, ob die Blutkörperchen in den in Betracht 

 kommenden Grenzen gleichmässig verteilt waren. 



Die Berechnung ist sehr einfach. Hat man bei 200facher 

 Verdünnung in 80 Quadraten 536 rote Blutkörperchen gezählt, so 

 sind in 1 emm Blut 5,36 Millionen enthalten. Mehr Dezimalstellen 

 als zwei anzugeben, ist sinnlos. 



Muss die Zählung unterbrochen werden oder dauert sie längere) 

 Zeit, so wird die Zählkammer mit der früher beschriebenen feuchten 

 Kammer 1 ) umgeben, um die bei der offenen Kammer bald ein- 



1) K. Bürker, Erfahrungen mit der neuen Zählkammer nebst einer weiteren 

 Verbesserung derselben. Dieses Archiv Bd. 118, S. 465. 1907. 



