358 K. Bür.ker: 



den Mittelwert an. Ein Blick auf die Kurven lehrt, dass die Fehler 

 etwa gleich gross sind, ob nun das Blut jeden Tag von 

 neuem entzogen, abgemessen, verdünnt und gezählt 

 wird oder ob die Zahl in der konstanten Blutmischung 

 ermittelt wird. Die weitere Folgerung daraus ist schon früher 

 (S. 353) gezogen worden. 



Jedenfalls kann man mit dem Resultate, dass eine Zählung roter 

 Blutkörperchen bei 200facher Verdünnung des Blutes und bei Be- 

 rücksichtigung von 320 Quadraten, eingerechnet alle Fehler, welche 

 von der Blutentziehung bis zur Zählung, diese eingeschlossen, ge- 

 macht werden, mit einem mittleren Fehler von nur 2% behaftet 

 ist, recht zufrieden sein. 



Es wird nunmehr zu prüfen sein, wo etwa weitere Be- 

 mühungen zur Verbesserung der Zählmethode ein* 

 zusetzen haben. 



5. Kritik der Zählmethode. 



Im folgenden sollen die einzelnen Phasen der Zählung in der 

 Reihenfolge, in welcher sie sich abspielen (siehe S. 345), einer 

 kritischen Betrachtung unterworfen werden. 



Was zunächst die Wahl der Verdünnungsflüssigkeit 

 betrifft, so soll diese die Blutkörperchen gut konservieren und leicht 

 flüssig sein, sie soll keine zu geringe Dichte und keinen zu grossen 

 Brechungsexponenten haben, leicht und vollständig aus der Pipette 

 und dem Zählraum zu entfernen und dabei unverändert halt- 

 bar sein. 



Die Blutkörperchen müssen gut konserviert sein, weil sie sich 

 dann leichter und längere Zeit zählen lassen. Die Verdünnungs- 

 flüssigkeit darf nicht zähflüssig sein, weil sonst die Mischung erschwert 

 ist und der Zählraum sich zu langsam füllt. Die Dichte der Ver- 

 dünnungsflüssigkeit darf nicht zu gering sein, weil sich sonst die 

 relativ schweren roten Blutkörperchen zu rasch senken, wodurch 

 Entmischung droht; die Dichte darf andererseits auch nicht zu gross 

 sein, weil sonst die Blutkörperchen auf dem Zählnetz nicht unbeweg- 

 lich verharren und weil sie ferner im Mischkölbchen leichter an dem 

 nur vorübergehend benetzten Teil der inneren Wand hängen bleiben 

 und eintrocknen. Der Brechungsexponent der Flüssigkeit darf nicht 

 zu gross sein, weil sonst das Zählnetz auf dem Boden des Zähl- 

 raumes nur schwer zu sehen ist. Die Flüssigkeit darf ferner nicht 



