Über weitere Verbesserungen der Methode zur Zählung etc. 359 



schmieren, weil sich sonst die Pipette und der Zählraum schwer 

 reinigen lassen. 



Aus all diesen Gründen verbietet sich insbesondere der Zusatz 

 von Glycerin zur Verdünnungsflüssigkeit, wie sich auch noch später 

 (S. 361) ergeben wird. 



Es ist nicht ganz leicht, eine Flüssigkeit zu finden, welche allen 

 den genannten Anforderungen genügt, am ehesten ist dies noch bei 

 der Hayem' sehen Lösung der Fall. Diese Lösung konserviert die 

 roten Blutkörperchen ausgezeichnet, alle aber in Glockenform, und 

 ermöglicht ferner auch unschwer die Unterscheidung von roten und 

 weissen Blutkörperchen; man braucht nur den Tubus hoch einzustellen 

 und erkennt dann leicht an dem hellen Glänze den Leukocyt. Nur 

 die kleinen Lymphocyten können gelegentlich Zweifel erwecken. 

 Werden die Blutkörperchen etwa eine Woche lang in der Hay ein- 

 sehen Lösung untersucht, so zeigt sich gegen Ende der Woche eine 

 Neigung zu Niederschlägen und Agglutination. 



Die Leichtflüssigkeit der Lösung ergibt sich aus der Bestimmung 

 der inneren Reibung x ) , welche, auf Wasser als Einheit bezogen, bei 

 einer Dichte von 1,015 und bei 15 ° C. nur 1,05 beträgt. Der 

 Brechungsexponent wurde mit dem Abbe 'sehen Refraktometer für 

 Natriumlicht zu 1,335 ermittelt, unterscheidet sich also von dem des 

 Wassers, 1,333, nur sehr wenig. Die vollständige Entfernung der 

 Lösung aus Pipette und Zählraum bietet keine Schwierigkeit. Die 

 Lösung ist haltbar genug, ein feiner Bodensatz, der nach einiger 

 Zeit entsteht, stört nicht, da die Lösung nicht durchgeschüttelt zu 

 werden braucht. 



Bezüglich der Abmessung der Verdünnungsflüssigkeit 

 hat sich gezeigt, dass sie sich sehr genau durchführen lässt, wie 

 folgende Versuche beweisen. 



Versuch vom 23. Juni 1911. 



Die Pipette zur Abmessung von 4,975 cem Verdünnungsflüssigkeit wird in 

 der beschriebenen Weise zunächst mit destilliertem Wasser, statt mit Hayem- 

 scher Lösung, gefüllt und in ein sorgfältig gereinigtes Mischkölbchen mit einer 

 Ausflusszeit von etwa 40 Sekunden entleert. Bestimmung des Gewichtes des 

 Miscbkölbchens vor und nach der Füllung. Fünf derartige Bestimmungen wurden 

 hintereinander bei einer mittleren Zimmertemperatur von 17,7 ° C. vorgenommen. 



1) K. Bürker, Eine neue Form der Zählkammer. Dieses Archiv Bd. 1Ö7, 

 S.442. 1905. 



