360 K - Bürker: 



Bei der 1. Bestimmung wurden entleert 4,978 g 



„ „ 2. „ „ „ 4,976 g 



„ „ 4. „ „ 4,979 g 



„ » 5 - » » » 4 ' 975 8 



Mittel 4,977 g 

 Die grössten Abweichungen vom Mittelwerte 4,977 betragen nur 

 ±0,002 oder 0,04 °/o. 



Versuch Tom 27. Juni 1911. 



Es wird genau so verfahren wie beim vorhergehenden Versuche, nur dass 

 die Pipette mit Hayem' scher Lösung gefüllt und diese in das Mischkölbchen 

 entleert wird. Zimmertemperatur 16,9° C. 



Bei der 1. Bestimmung wurden entleert 5,055 g 

 » „2. „ „ „ 5,056 g 



» „ 3. „ „ „ 5,056 g 



„ „ 4. „ „ „ _ 5,055 g 



* » 5 - » » J> 5 ^ 56 g 



Mittel 5,056 g 



Die grösste Abweichung vom Mittelwerte 5,056 beträgt nur 

 — 0,001 oder 0,02%. 



Nach W. Ostwald und R. Luther 1 ) lassen sich Volunien- 

 bestimniungen mit Pipetten für 2 ccm Inhalt mit einer Genauigkeit 

 von 0,05% vornehmen, ein Wert, welcher von derselben Grössen- 

 ordnung wie unser Wert ist. 



Aus den Versuchen geht hervor, dass die Ab- 

 messung der Verdünnungsflüssigkeit mit einem etwa 

 lOOmal kleineren Fehler behaftet ist als das Zähl- 

 resultat selbst. 



Die Entziehung des Blutes aus der Fingerkuppe 

 muss sich auch genügend genau vornehmen lassen, sonst dürften die 

 Parallelzählungen in dem jedesmal frisch entzogenen Blute und in 

 der konstanten Blutmischung nicht mit demselben Fehler behaftet 

 sein. Man könnte aber immerhin einwenden , die Entziehung lässt 

 sich wohl genügend gleich massig vornehmen, ob aber der er- 

 mittelte Wert die Blutkörperchenzahl im Kapillarblute richtig an- 

 gibt, ob nicht Verdünnung durch Gewebslymphe eine Rolle spielt, 

 ist eine andere Frage, die zusammen mit der weiteren Frage, wie 



1) W. Ostwald und R. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung 

 physiko-chemischer Messungen, 2. Aufl., S. 132. Verlag von W. Engelmann, 

 Leipzig 1902. 



