368 K. Bürker: 



ausfallen lässt als sie wirklich ist. Immer haften nämlich rote 

 Blutkörperchen an der Unterseite des Deckglases, 

 die dem Zählenden entgehen, wenn er den Tubus nur auf die Zähl- 

 fläche und nicht auch höher einstellt. In einem speziellen Falle 

 fand Verfasser, dass in den Räumen über 320 kleinen QuadrateD 

 acht Blutkörperchen an der Unterseite des Deckglases hafteten. Da 

 in 320 Quadraten im Mittel etwa 2100 rote Blutkörperchen zu liegen 

 pflegten, so entgingen etwa 0,4% dem Zählenden. Auf diesen Um- 

 stand ist, wenn es sich um genaue absolute Zahlen handelt, Rück- 

 sicht zu nehmen. 



Als ausserordentlich nützlich haben sich die Schemata zum 

 Eintragen des Zählresultates erwiesen, sowohl in bezug auf 

 die Zählung selbst, als auch in bezug auf die Bewertung der Zählung. 



Was schliesslich noch das Zählresultat betrifft, so ist zur 

 Erlangung eines guten Resultates von grosser Bedeutung, dass jede 

 Abteilung der Zählkammer bei unveränderter Lage des Deckglases 

 für sich gefüllt wird, und dass in beiden Abteilungen auf einer 

 neunmal grösseren Fläche als in der Thoma- Zeiss' sehen Kammer 

 gezählt werden kann. Man richtet es immer so ein, dass die eine 

 Hälfte der zu zählenden Quadrate in der einen, die andere Hälfte 

 in der anderen Abteilung gezählt wird. Zweckmässig wird man bei 

 Auszählung von je 80 oder 40 Quadraten in der einen Abteilung 

 die nach der Einfüllungsstelle hin gelegenen Quadrate auszählen, in 

 der andern Abteilung die von ihr weggelegenen Quadrate. Kommen 

 unter diesen Umständen in einer Abteilung auch einmal grössere 

 Abweichungen vor, so werden sie meist in der anderen AbteikiDg 

 korrigiert, so dass der Mittelwert immer recht brauchbar ist. 



Bezüglich des Einflusses der Temperatur und desLuft- 

 druckes auf , das Zählresultat ergeben sich folgende Erwägungen. 



Dass die Zählkammer selbst praktisch unabhängig von der 

 Temperatur ist, hat eine frühere Untersuchung derselben in dieser 

 Richtung mit Hilfe der auf Seite 5 erwähnten optischen Interferenz- I 

 methode ergeben 1 ). Eine Erwärmung der Kammer um 20° C. würde 

 den Wert der Kammerhöhe erst in der fünften Dezimale beeinflussen, i 

 dabei ist aber die Kammerhöhe nur auf eine Einheit in der dritten 

 Dezimale genau. 



1) K. Bürker, Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas. Dieses 

 Archiv Bd. 105, S. 495. 1904. 



