370 K- Bürker: 



konstante Blutmischung vorlag, hätten beide Kammern oben und 

 unten gleiche Werte geben müssen, die T h o m a - Z e i s s ' sehe Kammer 

 aber ergab oben höhere Werte, die Kammer des Verfassers die 

 gleichen Werte. Es kann also mit der Thoma-Z ei ss' sehen 

 Kammer eine Polycythämie vorgetäuscht werden, wo gar keine 

 besteht. Wenn auch nicht leicht einzusehen ist, wodurch dieser 

 Fehler bedingt ist, so muss vorerst doch mit ihm gerechnet werden. 

 Ruft man sich zum Schlüsse dieser kritischen Betrachtungen 

 noch einmal das wesentliche Resultat ins Gedächtnis zurück, nämlich, 

 dass die Fehler, welche bei der Entziehung, Abmessung und Ver- 

 dünnung des Blutes gemacht werden, gegenüber dem Fehler, welcher 

 durch die nie ganz gleichmnssige Verteilung der Blutkörperchen auf 

 der Zählfläche bedingt ist, nur wenig in Betracht kommen, so ergibt 

 sich daraus, wo weitere Bemühungen zur Verbesserung der Zähl- 

 methode einzusetzen haben. 



6. Ergebnisse. 



Die Methode zur Zählung roter Blutköperchen konnte durch 

 Benutzung getrennter Pipetten zur Abmessung der Verdünnungs- 

 flüssigkeit und des Blutes anstelle der bisher üblichen Mischpipette 

 verbessert werden. Die Mischung von Blut und Verdünnungsflüssig- 

 keit geschieht einwandsfrei in besonderen Glaskölbchen, in welchen 

 das verdünnte Blut tagelang zur Zählung geeignet bleibt. Die Über- 

 tragung des verdünnten Blutes in die Zählkammer wird mit relativ 

 weiten Glaspipetten vorgenommen, welche mit Gummikäppchen ver- 

 sehen sind. Es ist nicht erforderlich, die Pipetten, um etwa Be- 

 netzung und damit Adhäsion der roten Blutkörperchen zu vermeiden, 

 innen mit Paraffin zu überziehen. Dass an der Zählkammer die 

 Klammern zum Andrücken des Deckglases nicht mehr in die Bohr- 

 löcher der Glasplatte selbst, sondern in eingekittete Metallager ein- 

 gefügt werden, hat sich bewährt. Der Rand des Deckglases soll 

 dort, wo das verdünnte Blut durch Kapillarität in den Zählraum 

 eindringt, abgerundet und poliert sein. 



Die Anforderungen, welche an die Verdünnungsflüssigkeit gestellt 

 werden müssen, nämlich, dass sie die roten Blutkörperchen gut 

 konserviert und nicht zu viskos ist, dass sie keine zu geringe Dichte 

 und keinen zu grossen Brechungsexponenten hat und dass sie endlich 

 leicht aus dem Zählraum und den Pipetten wieder entfernt werden 

 kann und dabei haltbar ist, werden von der Hayem' sehen Lösung 



