Über weitere Verbesserungen der Methode zur Zählung etc. 371 



ziemlich gut erfüllt. Der Zusatz von Glycerin zur Verdünnungs- 

 flüssigkeit ist zu vermeiden. 



Die Abmessung der Verdünnungsflüssigkeit in das Misehkölbchen 

 lässt sich sehr genau, bis auf 0,02 °/o und noch genauer, vornehmen. 

 Die Abmessung des Blutes ist mit einem maximalen Fehler von 

 0,3% behaftet. 



In einer konstanten Blutmischung wurde bei sieben Zählungen 

 in je 80 Quadraten, 200 fache Verdünnung des Blutes vorausgesetzt, 

 der mittlere Fehler jeder einzelnen Zählung zu 5,9 °/o gefunden, die 

 maximalen Fehler zu + 4,5 und — 9,8 °/o, der mittlere Fehler des 

 Mittelwertes zu 3,0 °/o. Bei^ Auszählung von je 160 Quadraten betrug 

 der mittlere Fehler jeder einzelnen Zählung 3,4 °/o, die maximalen 

 Fehler + 4,7 und — 5,4 °/o , der mittlere Fehler des Mittelwertes 

 1,3%. Wurde in 320 Quadraten gezählt, so ergab sich der mittlere 

 Fehler jeder einzelnen Zählung zu 1,8%, die maximalen Fehler zu 

 + 2,1 und — 1,9%, der mittlere Fehler des Mittelwertes zu 0,7%. 

 Durch Adhäsion der Blutkörperchen an der Unterseite des Deck- 

 glases entgehen dem Zählenden, falls das Mikroskop nur auf die 

 Zählfläche eingestellt wird, etwa 0,4% Blutkörperchen. 



Die Fehler, welche bei der Entziehung, Abmessung und Ver- 

 dünnung des Blutes gemacht werden, kommen gegenüber dem be- 

 denklichsten Fehler bei der Zählung roter Blutkörperchen, nämlich 

 der stets etwas ungleichmässigen Verteilung derselben auf der Zähl- 

 fläche, wenig in Betracht. 



Weitere Bemühungen zur Verbesserung der Zählmethode werden 

 daher auf eine noch gleichmässigere Verteilung der Blutkörperchen 

 gerichtet sein müssen. 



Pfliiger's Arebiv für Physiologie. H<1. 142 



25 



