Eine Methode zur Erleichterung der Blutdruckmessung bei Tieren. 379 



länglich und entstand eine trockene Gangrän, welche zur Abstossung 

 der Schlinge führte. Um dies zu verhindern, habe ich beiden 

 Schnitten die Form einer Sichel gegeben, wodurch der Streifen an 

 den Enden hinreichende Breite bekam. Dass das Blutgefäss ab- 

 stirbt, braucht man nicht zu befürchten, denn die Vasa vasorum 

 besorgen die Ernährung der Gefässwand auf vorzügliche Weise. 



Die Wundbehandlung ist gleichfalls sehr einfach. Ein in Peru- 

 balsam getränkter und um die Schlinge gewickelter Gazestreifen und 

 anfangs auch ein Verband um den Hals des Tieres erwiesen sich 

 als genügend, um das Operationsfeld gegen ansteckende oder mecha- 

 nische Schädlichkeiten zu schützen. Weil ich befürchtete, das Tier 

 möchte selbst die Schlinge zerreissen, habe ich anfänglich die Hinter- 

 pfoten zusammengebunden, um die Bewegungen einigermaassen zu 

 beschränken; aber es stellte sich heraus, dass diese Vorsichtsmaass- 

 regel nicht nötig war, weil die Tiere keine Neigung zum Kratzen 

 zeigten. Wohl aber kamen Unglücksfälle vor, wenn zwei Tiere 

 verschiedenen Geschlechtes beieinander untergebracht waren; ein 

 paar Tiere habe ich dadurch infolge von Verblutung verloren. 



Übrigens erfordern die Tiere wenig oder keine Versorgung. 

 Man hat bloss regelmässig die Haare, welche auf der Schlinge 

 wachsen, wegzuschneiden und falls die Schlinge Neigung zum Kurzer- 

 werden zeigen sollte, einen Streifen Gaze von gehöriger Dicke hin- 

 durchzuschieben. Ich habe seit Monaten eine Anzahl so präparierter 

 Kaninchen , deren Versorgung keine nennenswerte Mühe oder 

 Schwierigkeit verursacht. 



Nachdem es mir also gelungen war, eine Arterie von gehöriger 

 Kapazität zugänglich zu machen, musste noch ein Apparat gefunden 

 werden, mit dem die Messungen verrichtet werden konnten. Diese 

 Frage war leichter zu beantworten. Um die isolierte Karotis 

 konnte eine Manschette gewickelt werden in der Art wie Riva- 

 Rocci und v. Recklinghausen angegeben haben; sie brauchte 

 sich von diesen nur in den Dimensionen zu unterscheiden; aber sie 

 musste ausserdem sehr leicht sejn, damit ihre Schwere keine 

 Knickung des Blutgefässes verursachen könnte, welche die Messung- 

 natürlich wertlos machen würde. 



Die Manschette, welche ich nach verschiedenen Proben gewählt 

 habe, ist ein sehr leichtes, plattes Röhrchen von 1 cm Breite und 

 3 bis 4 cm Länge, verfertigt aus sehr dünnem und dehnbarem 

 Gummi von guter Qualität. Die Aussenseite ist verstärkt durch 



