570 0tt0 Weiss: 



der Bestimmung der Eigenperiode einer Membran von 24 mm Dureh- 

 messer eine Schwingungszahl von nur 35 pro Sekunde fand. 



In der Tat ist die Methode, mit Hilfe deren die Einstellungs- 

 zeit bestimmt wurde, nicht ohne Bedenken. Die Versuchsanordnung 

 war so, dass eine Glimmermembran, mit einem Eisenplättchen armiert, 

 als Telephonmembran benutzt wurde. Die Dämpfung geschah durch 

 Reibung eines Stiftes, den das Eisenplättchen trug, in einer mit 

 Kautschuk gefütterten Hülse. Diese Telephonmembran wurde direkt 

 auf die eine Fläche der Metalllamelle aufgekittet, welche die Seifen- 

 lamelle trug. Auf diese Weise bildeten Seifenlamelle und Telephon- 

 membran die Wände eines kegelförmigen Luftraumes, dessen 

 Mantel die Metalllamelle bildete. Es erschien nun nicht ausgeschlossen, 

 dass bei dieser Anordnung nicht die Einstellungszeit der Seifenlamelle 

 bestimmt wurde, sondern die Einstellungszeit der Telephonmembran, 

 indem die Seifenlamelle den Bewegungen der Telephonmembran 

 treu folgte. Deshalb erschien es wünschenswert, die Einstellungs- 

 zeit der vollkommen freischwingenden Membran festzustellen. Dies 

 ist möglich, wenn man die Membran durch elektrische Ladung vor- 

 wölbt, wie Crem er und Matthes 1 ) angegeben haben. 



Dieser Methode habe ich mich bedient und gefunden, dass die 

 Eigenschaften des freischwingenden Phonoskopsystems wesentlich 

 anders sind, als ich auf Grund der beschriebenen Versuche an- 

 genommen habe. Das freie System schwingt nicht vollkommen 

 aperiodisch, wie ich bisher und noch kürzlich O.Frank 2 ) gegenüber 

 betont habe, vielmehr kommt ihm eine Eigenperiode von V62,5 Sekunda 

 zu. Das Dämpfungsverhältnis der Schwingungen beträgt 2,33; das 

 logarithmische Dekrement ist 0,8321. 



Aus dieser Beobachtung geht zugleich hervor, dass bei meinen 

 Bestimmungen der Einstellungszeit durch die Versuchsanordnung 

 eine neue Dämpfung des Systems hinzugekommen ist, die dem frei- 

 schwingenden abgeht. Wie inzwischen schon Garten 3 ) gezeigt hat, 

 lassen sich die Schwingungen dämpfen, wenn die Lamelle vor einem 

 kleinen Luftraum schwingt. Bei meiner Bestimmung der Einstellungs- 

 zeit bin ich durch diese Luftdämpfung getäuscht worden. Dass diese 

 die Ursache war für die Aperiodizität des Instrumentes bei den 



1) Verhandl. des Kongresses für innere Medizin 27 S. 267—272. 



2) Der Gegenstand meiner Diskussion mit 0. Frank wird durch diese Be- 

 richtigung nicht berührt. 



3) Zeitschr. f. Biologie Bd. 56 S. 41—74. 



