über den elektrischen Leitungswiderstand des tierischen Körpers. 159 



setzte, konnte mit Hilfe der Kohlrausch 'sehen Methode (Wheat- 

 sto n e ' sehe Brücke und Telephon) gemessen werden. Das Tonminimum 

 war im alloemeinen recht verwaschen; doch war es oft möglich, 

 eine Verbesserung dadurch zu erhalten, dass ein kleiner Kondensator 

 parallel dem Stöpselrheostaten, welcher den Vergleichswiderstand 

 bildete, eingeschaltet wurde ^). 



Ich benutzte unpolarisierbare Elektroden, um alle Fehler zu 

 vermeiden, die von metallischer Polarisation herrühren konnten. Das 

 Nähere wird bei den einzelnen Versuchen erwähnt werden. Die 

 Elektroden stellte ich so her, dass ich ca. 6 cm lange Glasröhrchen 

 auf einer Seite mit Schweinsblase zuband, dann mit konzentrierter 

 Zinksulfatlösung füllte und in die Lösung mit Hilfe eines kleinen 

 Gummischlauches einen gut amalgamierten Zinkstab eintauchte. 

 Die Glasröhren (3 Paare) hatten verschiedene Weite, und zwar hatten 

 die engen einen Durchmesser von 5 mm, die mittleren einen solchen 

 von 8,5 mm und die weiten von 17 mm. Die Flächen der aufgesetzten 

 Elektroden betrugen daher 19,6, 56,7 und 227 qmm; sie verhielten 

 sich also zueinander sehr nahe wie 1 : 3 : 12. Zu den einzelnen 

 Versuchen wurden immer 2 Elektroden von dem gleichen Durch- 

 messer frisch mit Zinksulfatlösung gefüllt. Sie wurden durch an 

 Stativen befestigten Klemmen gehalten und massig stark gegen den 

 Froschkörpe'^ gedrückt. Bei den jeweiligen Untersuchungen auf ihre 

 Unpolarisierbarkeit erwiesen sieh diese Elektroden insofern als gut, 

 als ihr Gleich- und Wechselstrorawiderstand immer fast von derselben 

 Grösse war. 



Während ich bei vielen Versuchen nur Gleichstrom, bei anderen 

 nur W^echselstrom verwendete, nahm ich einige Male die Messungen 

 der beiden Widerstände ganz kurz hintereinander an dem- 

 selben Objekt vor, und zwar mit Hilfe einer Umschaltevorrichtung, 

 welche ein rasches Vertauschen der einen mit der anderen Anordnung 

 ermöglichte. Ferner erwies es sich im Verlaufe der Untersuchungen 

 als notwendig, die Messung mit Gleich- und Wechselstrom am selben 

 Objekt zu gleicher Zeit vorzunehmen. Hierzu war wiederum 

 eine besondere Schaltung nötig, die später beschrieben werden soll. 



1) Herr Professor Gildemeister hat, wie er mir mitteilt, in neuester 

 Zeit festgestellt, dass die so gefundenen Widerstandswerte wegen der Polarisation 

 unter Umständen beträchtlich von den wahren abweichen. Die weiter unten, 

 mitgeteilten Zahlenwerte sind daher nur als angenähert zu betrachten. 



