164 Hermann Galler: 



Spannung Volt: 



0,2 0,6 1 2 



Widerstand Ohm: 



6000 — >> 4040 — y 3745 — v 3330 





3745 <-- 3480 <-~ 3430 ^ 



Man kann also, um einen Ausdruck der Physiker zu brauchen, 

 sagen , dass der scheinbare Widerstand von der Vorgeschichte ab- 

 hängig ist: er ist niedriger, wenn bei dem vorhergehenden Versuch 

 stärkere Ströme zur Anwendung gekommen sind. Diese Depression 

 verschwindet wieder, wenn man das Versuchsobjekt einige Zeit in 

 Ruhe lässt. 



Schickt man durch ein System , das wie der tierische Körper 

 Elektrolyte und halbdurchlässige Membranen enthält , einen Gleich- 

 strom , so müssen nach den heutigen Anschauungen der physikali- 

 schen Chemie in ihm Veränderungen eintreten, die sich als elektro- 

 motorische Gegenkräfte geltend machen. Misst man nun , wie ich 

 es in den bisher mitgeteilten Versuchen gemacht habe, die angelegte 

 Spannung e und die Stromstärke i und berechnet daraus nach dem 



Ohm 'sehen Gesetze «(; = ^ den Widerstand tv, so muss man für 



diesen, sofern die Gegenkräfte nicht berücksichtigt werden, falsche, 

 und zwar zu hohe, Beträge erhalten, da ja in Wirklichkeit die maass- 

 gebende Spannung im Zähler des Bruches nicht den Wert e, sondern 

 den kleineren e — e besitzt (e = elektromotorische Gegenkraft). 



Dasselbe gilt, wenn der Gleichstromwiderstand nach irgendeiner 

 anderen Methode, z. B. nach Wheatstone, gemessen wird. 



Die bisher ermittelten Werte waren also höchstwahrscheinlich 

 nicht wirkliche, sondern nur scheinbare Widerstände. 



Um die besagte Schwierigkeit zu vermeiden, verwendete ich jetzt 

 Wechselströme, wie es ja allgemein bei der Messung von Elektrolyten 

 üblich ist. 



Widerstaudsmessnug* mit Wechselströmen. 



Die Methode war die bekannte Kohl rausch 'sehe Brücken- 

 methode mit einem Telephon als Nullinstrument. Die Wechsel- 

 ströme wurden von einem kleinen Induktorium geliefert, dessen 

 primärer Strom teils durch einen W^agn er' sehen Hammer (Frequenz 

 etwa 120), teils durch eine Quecksilberturbine (Frequenz 480 — 1020 

 pro Sek.) unterbrochen wurde. Auch hier wurden wieder Grösse 

 und Abstand der Elektroden, ferner Stärke und Frequenz der Mess- 



