168 



Hermann Galler: 



Gleichzeitige Widerstand smessung mit Gleich- und Wecliselstrom. 



Die Schaltung ist aus Fig. 1 zu ersehen. Sie ist ganz einfach : In 

 denjenigen Zweig der Wheatstone'schen Brücke, die wie gewöhnlich 

 das zu messende Objekt Fr (Elektroden + Tier) enthält (Fig. 1 rechts 

 oben), ist ausserdem noch eine Stromquelle E und das Gleichstrom- 

 messinstrument MA eingeschaltet. Man kann nun in gewöhnlicher Weise 

 den Wechselstrom widerstand von E + MA + Fr mittels des 

 Telephons messen. Dass dabei das letztere von Gleichstrom durch- 

 flössen wird , beeinflusst höchstens ein wenig seine Empfindlichkeit. 

 Den Widerstand von Fr findet man dann durch Subtraktion der 

 bekannten Grössen E (praktisch gleich Null) und MA (270 Ohm). 

 Störende Selbstinduktion oder Kapazität war hier nicht vorhanden. 



Der Gleichstrom- 

 ^ E widerstand ist in be- 



kannter Weise den An- 

 gaben des Instrumentes 

 MA zu entnehmen, das 

 j die im rechten oberen 

 Zweige herrschende In- 

 tensität des Dauerstromes 

 angibt. Dass es ausser- 

 dem noch von Wechsel- 



Fig. 1. AB Messdraht, Scli Schieber, Ina Induk- strom durchflössen wird, 

 torium, Rh Rheostat, T Telephon, E Element, tut nichts zur Saphp Rpi 

 MA Milliamperemeter, Fr Frosch mit Elektroden. ^^^^ nitnih zur öacoe. ßei 



der Verwertung seiner 

 Angaben ist zu berücksichtigen, dass der Gleichstromkreis mehrere 

 Abzweigungen besitzt. So ist BlndA eine Nebenschliessung zu AB, 

 ebenso SchABh C eine solche zu ScJiTC. Da aber AB und T in den 

 maassgebenden Versuchen sehr kleine Widerstandswerte im Verhältnis 

 zu ihren Nebenschliessungen besassen (AB 7 Ohm, T 32 Ohm), so 

 brauchen die viel schlechter leitenden Nebenschliessungen nicht in 

 Rechnung gezogen zu werden. Die Anwendung der bekannten Sätze 

 über Stromverzweigung lehrt, dass man einen Fehler von nur wenigen 

 Ohm begeht, wenn man nur den Stromverlauf in EMAFrBScliTC ins 

 Auge fasst und demzufolge von den Angaben von MA den Widerstand 

 des Telephons T, des Instrumentes MA und des halben Messdrahtes 

 SchB abzieht, um den Gleichstromwiderstand von Fr zu finden. 



Auf diese Weise konnten gleichzeitig die beiden uns inter- 

 essierenden Werte ermittelt werden. Schon die ersten Versuche 



l-vvcl 



