226 Hermann Jordan: Eine Vorrichtung, um die Registrierung etc. 



Soll die beschriebene Vorrichtung im Zusammenhang mit meinem 

 „Mess- und Registrierapparat" benutzt werden, so kann sie auf ihm 

 durch besondere Klammern befestigt werden. Da der Faden in 

 diesem Falle unter der „Bremse" (Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 121, 1908, 

 Textfig. S. 231, B) laufen muss, ohne Reibung zu erfahren, so ist 

 vorn, ganz unten am Wasserkasten, eine kleine Rolle mit horizontaler 

 Achse angebracht, die dem Faden die gewünschte Richtung gibt. 



Gebrauch der Vorrichtung: Die Verschlussplatten werden 

 zunächst vom Wärmekasten abgenommen. Die Befestigungsfäden, am 

 Innenende je mit einem für das Objekt bestimmten Haken versehen, 

 werden durch die beschriebenen Öffnungen in den Schlussplatten 

 nach aussen geführt. Die Glasplatte kommt in den , ihrer Stütze 

 dienenden Spalt des hinteren Verschlusses und wird vorn zunächst 

 durch einen Holzklotz gestützt. Das Objekt kommt auf das Glas. 

 Der Haken des hinteren Fadens wird in der Muskulatur befestigt 

 und die Drähte der Polklemmen (bei Reizversuchen) in zweck- 

 entsprechender Weise angebracht. Man tut gut, vorn am Objekt 

 einen Haken einzustechen, in dessen Öse man später den Haken des 

 vorderen Fadens einfügt : das ist leichter, als späterhin diesen vorderen 

 Haken unmittelbar in die Substanz des Objektes zu bohren. 



Nun wird der hintere Verschluss nebst Glasplatte und dem Gegen- 

 stand unserer Untersuchung (der möglichst weit vorn zu liegen hat) 

 in das Rohr eingeführt. Man nähert den vorderen Verschluss der 

 vorderen Rohrmündung, befestigt seinen Faden am Objekt und drückt 

 dann den Verschluss fest. Sein Einschnitt muss hierbei den Vorder- 

 rand der Glasplatte aufnehmen. 



Der vordere Faden führt, wie gesagt, zum Schreibhebel. Man 

 erteilt ihm durch Ziehen am hinteren Faden die nötige Spannung. 

 Die Aufnahme von Kurven durch gewöhnliche Schreibhebel erfolgt wie 

 üblich oder an meinem Apparat in der 1. c. 1908 beschriebenen Weise. 



Sollte es die Anordnung erfordern , so ist es ein leichtes , den 

 W' asserkasten , einem Paraffinofen vergleichbar, mit einem Thermo- 

 regulator zu versehen. 



Der Apparat wurde nach meinen Angaben von Herrn Universitäts- 

 mechanikus E. AI brecht (Tübingen) angefertigt, dem ich auch die 

 hier wiedergegebene Zeichnung und Photographie verdanke. 



Ich habe mit der beschriebenen Vorrichtung eine Reihe von 

 Untersuchungen an Helix und Buccinum ausgeführt. Sie sollen aber 

 noch ergänzt und dann ausführlich mitgeteilt werden. 



