Vereinfachte Methode zur Bestimmung der Blutgerinnungszeit. 321 



stück mit rundem Ausschnitt kann auf das Glasstück so aufgelegt werden, dass 

 es dieses mit Ausnahme des Hohlschliifes und seiner nächsten Umgehung zudeckt. 

 Über den Hohlschliif wird noch ein Deckel aus Hartgummi gebrückt, dessen Griff 

 in Fig. 1 zu sehen ist. Auf diese Weise ist das Glasstück und damit das im 

 Hohlschliff befindliche verdünnte Blut nach oben und seitlich von schlechten 

 Wärmeleitern umgeben , sitzt aber mit der Unterfläche dem guten Wärmeleiter 

 Kupfer auf. 



Der Kupferkonus taucht in Wasser ein, was dadurch erreicht wird, dass 

 die Hartgummischeibe auf den oberen Rand eines mit Wasser gefüllten zylin- 

 drischen Gefässes aus Messing aufgesetzt ist (Fig. 1). Eine Rinne 

 auf der unteren Seite der Hartgummischeibe passt auf den oberen Rand 

 des Gefässes. Die Hartgummischeibe kann mit Hilfe eines in allen drei 

 Figuren sichtbaren Griffes auf dem Messinggefäss gedreht werden. Bei der 

 Drehung rühren drei auf der Unterfläche der Hartgummischeibe in einiger Ent- 

 fernung vom Kupferkonus angebrachte Schaufeln (Fig. 3) das Wasser durch. 

 Das auf drei Füssen ruhende, mit einem Hahne und einer Steigröhre versehene 

 Messinggefäss ist also nach oben durch die Hartgummischeibe und seitlich durch 

 eine ringsum befestigte P'ilzplatte vor nicht gewünschter Wärmeabfuhr und Wärme- 

 zufuhr geschützt. Das Gefäss kann von unten her mit Hilfe eines kleinen bei- 

 gegebenen Gasbrenners erwärmt und dadurch das Wasser samt Kupferkonus 

 und Glasstück auf bestimmte Temperatur gebracht und längere Zeit auf dieser 

 Temperatur erhalten werden. Ein Thermometer, durch eine Bohrung der 

 Hartgummischeibe so hindurchgesteckt, dass das Quecksilbergefäss in der Höhe 

 des Bodens des Kupferkonus steht, misst die Temperatur des Wassers und damit 

 auch annähernd die Temperatur, bei der die Blutgerinnungszeit bestimmt wird. 

 Zum Apparate gehört noch ein kleiner Erlenmeyer-Kolben samt 

 Pipette'), eine Reihe fein ausgezogener Glasstäbe, das Francke* sehe 

 etwas modifizierte Instrument zur Blutentziehung und eine in Hartgummi 

 gefasste Metallspitze zum Heraushebern des quadratischen Hartgummi- und 

 Glasstückes. Durch den Stopfen des Er leumey er- Kolbens ist eine etwa 15 cm 

 lange, im allgemeinen etwa .5 mm, an der Spitze dagegen nur noch etwa 1 mm 

 weite Pipette hindurchgeführt, welche, mit einem Gummihütchen versehen, 

 zur Übertragung eines Tropfens ausgekochten und wieder abgekühlten 

 destillierten Wassers aus dem Kolben in den Hohlschlifif dient; 5 cm von 

 der Spitze entfernt trägt die Pipette eine Marke. Das im Kolben selbst aus- 

 gekochte destillierte Wasser ist längere Zeit brauchbar. Statt des Wassers kann 

 auch sterile physiologische Kochsalzlösung oder sterile Ringer-Locke'sche 

 Lösung verwendet werden, doch ist das Wasser insofern geeigneter, als in ihm 

 das Auftreten von Fibringerinnseln wegen der eintretenden Hämolyse besser zu 

 sehen ist, und die Gerinnsel selbst durch Quellung voluminöser werden. Ob man 

 Wasser oder die genannten Salzlösungen benutzt und dadurch die roten Blut- 

 körperchen auflöst oder nicht, ist auf die Gerinnungszeit ohne Einfluss. Die 



1) Die früher benutzte Mari otte' sehe Anordnung für konstanten Abfluss 

 zur Erlangung gleichgrosser Tropfen Wasser hat sich als entbehrlich erwiesen. 



